26 F. KAISER, QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES ERREURS 
pus me procurer une petite échelle à fines pointes mobiles , telle que 
Bauraann en avait construit une pour Bessel, je pris pour objet, 
destiné à être mesuré sur différentes parties de la vis , un millimètre 
divisé sur verre en cent parties égales , lequel avait été construit , 
il y a environ trente ans, par M. E. Wenckebach. 
Le micromètre a trois plaques, qui peuvent glisser Tune sur 
l'autre. L'inférieure porte un fil, qui se laisse déplacer avec la 
plaque, uniquement afin que la même grandeur sur la voûte cé- 
leste puisse être mesurée en différentes parties de la vis. La seconde 
plaque est pourvue de deux fils, perpendiculaires entre eux, et 
est mue par la vis micrométrique proprement dite, de sorte que 
c'est avec elle que s'exécutent les mesures. La troisième plaque 
porte le tube oculaire, qui doit être susceptible de déplacement 
par rapport aux fils. Comme la plaque inférieure ne pouvait me 
servir dans mon examen, je voulus fixer, avec de la cire, la 
lame de verre micrométrique sur un tube oculaire, et imprimer 
à cette lame , au moyen du mouvement de la plaque supérieure , 
les divers changements de poéition nécessaires par rapport à la 
vis micrométrique; mais, grâce à un nouveau défaut du micro- 
mètre , cela ne réussit pas. Les trois plaques en question doivent 
glisser dans trois paires distinctes de coulisses, et c'est en effet 
ce qui a lieu dans l'ancien micromètre. Mais, dans le nouveau 
micromètre , la plaque oculaire se mouvait entre les mêmes coulisses 
que la plaque micrométrique , par suite de quoi la plaque oculaire 
était entraînée avec la plaque micrométrique , et le micromètre* sur 
verre déplacé, relativement à la vis micrométrique , pendant l'opé- 
ration de la mesure. Il me fallait absolument quelque disposition 
au moyen de laquelle le micromètre sur verre pût prendre , exac- 
tement , une position quelconque par rapport à la vis micrométrique , 
et conserver cette position pendant les mesures. A défaut d'autre 
chose, j'eus recours à la lunette de repère de l'instrument uni- 
versel d'Ertel, lunette dont le tube oculaire contient un diaphragme 
auquel une vis extérieure permet de communiquer un mouvement 
lent. J'enlevai la plaque oculaire du micromètre et collai, avec 
de la cire, directement sur la plaque micrométrique, une petite 
