PÉRIODIQUES DES VIS MICROMÉTRIQUES. 
27 
lame de cuivre pourvue d'une ouverture. Sur cette lame je collai, 
avec de la cire, le tube oculaire de la lunette de repère; 
sur le diaphragme de ce tube, également avec de la cire, un tube 
plus étroit, qui dépassait le premier par en haut; et enfin sur 
ce second tube, toujours avec de la cire, le micromètre en verre. 
Bien que mon petit édifice n'eût pas été élevé précisément avec 
les matériaux usuels, il rendit pourtant d'excellents services. Le 
microscope de Lerebours, dont le tube oculaire avait été garni 
de fils en croix , fut dirigé sur le micromètre en verre. La distance 
mutuelle des filets de la vis micrométrique est de 0,328 mm. , de 
sorte qu'un espace de 8 divisions du micromètre en verre devait 
répondre, à très peu près, à un quart de tour de la vis. L'espace 
entre les extrémités d'un même couple de traits du micromètre 
en verre, éloignés l'un de l'autre de 8 divisions', fut donc me- 
suré en partant des points 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,80 
et 90 du tambour. On plaçait celui-ci au point de départ voulu 
et, à l'aide de la vis du tube oculaire susdit , on pouvait en même 
temps faire coïncider avec le point d'intersection des fils croisés 
l'une des extrémités de l'espace qu'il s'agissait de mesurer. Avec 
un grossissement de 500 fois, les traits du micromètre en verre 
apparaissaient avec une netteté suffisante. Pour chaque point de 
départ, l'espace donné fut mesuré cinq fois, et toutes ces mesures 
furent étendues aux quatre tours de la vis qui, sur l'échelle, 
commencent aux points 28, 29, 30 et 31, et qui sont les seuls 
dont il y ait lieu de tenir compte dans la mesure des étoiles 
doubles. Il fallut donc, pour cet examen, procéder 400 fois à 
l'ajustement et à la lecture, et le travail entier ayant été répété 
à quatre jours différents, les 23, 25, 26 et 27 Septembre 
1865, les résultats définitifs reposent sur 1600 lectures. Les ta- 
bleaux suivants donnent les résultats obtenus en chacun de ces 
jours. La première ligne marque les points de départ, d'après le 
tambour de la vis, et la première colonne mentionne les tours de la vis 
soumis à l'examen, d'après l'indication de l'échelle. Les autres colon- 
nes donnent les longueurs obtenues pour l'espace adopté, longueurs 
exprimées en divisions du tambour et centièmes de ces divisions. 
