PÉRIODIQUES DES VIS MICROMÉTRIQUES. 
29 
u 
u 
u' — u 
u'- 
-u—f 
en parties. 
en degrés. 
0 
0 
25,20 
-i- 
0,79 
, 10 
36 
24,63 
4- 
0,22 
20 
72 
23,80 
0,61 
30 
108 
23,06 
1,35 
40 
144 
23,28 
1,13 
0,34 
- 50 
180 
24,07 
60 
216 
24,77 
0,36 
70 
252 
24,94 
+ 
0,53 
80 
288 
25,31 
0,90 
90 
324 
25,05 
+ 
0,64 
La moyenne de tous les résultats obtenus pour — c'est-à- 
dire la valeur de f, est de 24,41 parties ou 87° 52' 34". D'après 
cela les équations finales deviennent: 
6,939 « = — 1,1929 
6,939 § = — 5,0263 
6,993 a' = + 0,9516 
6,993 = + 1,1631 
et on a par conséquent pour l'erreur périodique de la vis: 
(p w = — 0,186 w — 0,724 Sin. +0,1 10 Cos. 2 w+0, 134 Sin. 2 u. 
On voit que les erreurs périodiques de la vis ont bien été 
diminuées notablement par le déplacement du cylindre de pierre , 
mais qu'elles sont demeurées néanmoins encore assez considérables. 
Si l'erreur périodique dérive uniquement d'une position oblique du 
plan contre lequel la vis appuie, combinée avec une excentricité 
du point d'appui, alors cette erreur doit être proportionnelle au 
sinus de la valeur notée sur le tambour. La circonstance que le 
coefficient de Sin, u dépasse si considérablement les autres coeffi- 
cients peut faire présumer que les défauts en question sont restés 
les causes principales des erreurs périodiques delà vis. En général, 
les erreurs périodiques d'une vis micrométrique pourront être en- 
tièrement changées si, après que l'appareil a été démonté et net- 
toyé , le plan contre lequel la vis repose n'a pas repris exactement 
