.1. BOSSCHA .TR. SUR LA DILATATION ABSOLUE DU MERCURE. 185 
Nous avons déjà fait la remarque que, dans l'appareil de 
M. Regnault, le tube où se trouvait le mercure à basse tempé- 
rature n'était pas maintenu, par de la glace fondante, à la tem- 
pérature fixe 0^, mais était refroidi par un courant d'eau froide, 
dont la température était déterminée chaque fois au moyen d'un 
thermomètre à mercure. La température de la colonne mercurielle 
chaude était au contraire accusée par un thermomètre à air, placé 
dans le bain d'huile qui enveloppait le tube en fer contenant le 
mercure. 
Or, le but qu'on se propose est manifestement de déterminer 
la dilatation absolue du mercure à différentes températures, me- 
surées par la dilatation de l'air; en d'autres termes, de comparer 
la dilatation absolue du mercure avec celle de l'air. Mais, 
pour rester fidèle à ce principe, il est évidemment nécessaire 
d'évaluer la température, tant de la colonne mercurielle chaude 
que de la colonne froide, à l'aide du thermomètre à air. Si l'on 
emploie un thermomètre à mercure pour déterminer la tempéra- 
ture de la colonne mercurielle froide, cette température se trouve 
mesurée par la dilatation apparente du mercure, qui est loin 
d'avoir la même régularité que celle de l'air. Dans un mémoire 
subséquent , je ferai voir que la différence de la loi de dilatation 
apparente du mercure et de la loi de dilatation de l'air est assez 
importante pour se trahir par une différence appréciable dans les 
indications du thermomètre à air et du thermomètre à mercure 
entre 0*^ et 100°. Les observations de M. Regnault, consignées 
dans son mémoire Sur la mesure des fempéralures, montrent que 
les thermomètres à réservoir en cristal, dont il s'est servi, mar- 
quent des températures plus basses que le thermomètre à air. La 
différence s'élève à 0^,12 pour 0 18^, température moyenne 
des deux premières séries; elle est de 0°,13 pour d z=z 19°, tem- 
pérature propre à la troisième série , et de 0°,08 pour a = 10° 
à 11°, températures observées dans la quatrième série. 
Par la même raison, les températures mesurées avec le ther- 
momètre à air doivent également être augmentées. En effet, pour 
fixer le zéro de ce thermomètre, M. Regnault plongea le réservoir 
