208 
J. BOSSCHA JR. SUR LA DILATATION 
Pour satisfaire aux observations , il faut donc admettre une formule 
à trois termes 
=z a -\- ht -h cP. 
La même remarque s'applique au thermomètre en verre de Suède 
n". 11 (Tableau III). Chez le thermomètre n^ 10, la marche régu- 
lière est altérée par un écart considérable de la dilatation à 99o,47 , 
écart qui fait supposer une erreur dans l'observation. 
Les formules pour ^ qui ont été déduites de ces observations , 
sont les suivantes: 
Thermomètres en cristal de Choisy-le-Roy. 
Therm. n«. 1 . «' = 10-» (15836 + 0,08 0 
„ „ 2 . «' = 10-8 (15544 + 0,10^) 
„ 3 . «'z=:10-8 (15628 H- 0,33 0 
„ „ 4 . «'=10-8 (15731 _ 0^100 
Thermomètres en verre ordinaire. 
„ „ 5 . a' = 10-' (15489 — 2,50 ^ + 0,0040/^) 
„ „ 6 . a' = 10-« (15560 — 3,10 ^ + 0,0055^2) 
„ „ 7 . «' = 10-8 (15786 — 2,75 ^ + 0,0050 ^2) 
„ „ 8 . «' = 10 -8 (15434 — 0,51 1 — 0,00101 t^) 
„ „ 9 . «' = 10-8 (15346 1,15 ^ H- 0.000317 Z^) 
Thermomètre en verre vert. 
„ „ 10 . «' = 10-8 (15936 — 2,12/ -f- 0,0030 Z^) 
Thermomètre en verre de Suède. 
„ „11 . «' = 10-8 (15859 — 4,79 / + 0,0122/^) 
La différence entre les thermomètres de cristal et tous les autres 
s'accuse nettement dans ces formules. Chez les premiers, la va- 
leur de «' ne varie que très lentement avec la température ; pour 
tous, sauf pour le n". 4, elle augmente un peu. Chez tous les autres 
thermomètres, le coefficient h a une valeur beaucoup plus consi- 
dérable et est , sans exception , négatif. L'accord qui se manifeste 
dans la marche des thermomètres n°. 5, 6, 7 et 10, est digne 
de remarque. Le thermomètre en verre de Suède n*'. 11 se distin- 
gue par la valeur élevée des coefficients b et c. 
Quel est maintenant le degré de confiance que méritent ces 
formules ? 
