212 
J. BOSSCHA JR. SUR LA DILATATION 
Thermomètre en verre de Suède. 
Therm. nMl . = 10 (15859/ — 3,54/^ + 0,0115 Z^) 
En posant D^; = at + hf^ ct^ , nous avons trouvé pour 
la différence entre le thermomètre à mercure et le thermomètre à 
air la formule (e), page 196, savoir: 
t ^ (/ H- 100) 
a a 
T — t = tu— 100) " ^1, • 
1 + - 100 + 1 1002 
a a 
Cette formule montre que la différence T — / devient nulle pour 
les deux points fixes ti=:0 et ^ = 100, et pour une troisième 
température, déterminée par la condition 
b = — c (t -h 100) 
ou 
100 + / = — - (g) 
c 
D'après cela, si les coeiïïcients 6 et c diffèrent de signe, il 
peut y avoir sur l'échelle thermométrique , au-dessus de 100° , un 
point où les deux instruments indiquent la même température. 
Cette différence de signe des deux coefficients se présente chez tous 
les thermomètres en verre n». 5, 6, 7, 10 et 11. La tempéra- 
ture à laquelle le thermomètre à mercure et le thermomètre à 
air doivent marcher d'accord, selon la formule (g), est pour 
Therm. n". 5 251° 
. . 6 278° 
. . ? 228° 
. .10 132° 
„ 11 208° 
Entre ces températures et 100», les thermomètres à mercure 
doivent marquer plus bas que le thermomètre à air. 
Comparons ce résultat avec les expériences de M. Regnault. 
D'après les observations rapportées p. 216 — 224 du Mémoire 
de M. Regnault, tous les thermomètres n". 5 — no. 9, lorsqu'ils 
sont échauff'és au-dessus de 100», commencent par retarder sur 
