268 H. VOGELSANG ET H. GEISSLER. NATURE DES LIQUIDES 
que des liquides a été déterminée dans quelques cas spéciaux. 
Cette méthode a consisté dans l'emploi de l'analyse spectrale; 
la fig. 1, pl. IV, fera comprendre aisément la marche de l'ex- 
périence. La substance à examiner était placée dans un vaisseau 
solide , en forme de cornue k , dont le col était rodé hermétique- 
ment dans un tube latéral du tube spectral S. A sa partie supé- 
rieure , ce dernier portait un second tube latéral , en communication 
hermétique avec la pompe pneumatique à mercure de Geissler, 
L. On faisait agir la pompe, tout en chauffant légèrement, et 
lorsque les tubes étaient vidés et desséchés au point qu'il ne passait 
presque plus de courant en S , le minéral en A' était chauffé plus 
fortement, jusqu'à décrépitation, après quoi, le circuit électrique 
étant fermé, le rétablissement de la communication se manifestait 
dans le tube spectral par une ligne lumineuse intense. Celle-ci était 
alors examinée de la manière ordinaire au moyen du spectroscope. 
Au point de vue de l'étude des propriétés physiques des liquides 
en question, nous devons aussi faire connaître l'appareil qui nous 
servit pour l'observation microscopique de l'influence des change- 
ments de température. Pour produire ces changements , nous avons 
eu recours à un fil de platine chauffé par un courant galvanique ; 
ce fil passait et repassait plusieurs fois sur le réservoir annulaire 
d'un thermomètre à mercure, de manière à former une espèce de 
support grillé sur lequel se plaçait l'objet microscopique. La dis- 
position de cet appareil de chauffage galvanique pour objets mi- 
croscopiques est représentée fig. 2 , pl. IV. Au réservoir du ther- 
momètre sont soudés de chaque côté trois petits boutons en verre 
destinés à maintenir le fil de platine. Ce dernier est soudé en b 
à deux fils de cuivre plus épais, qui conduisent aux bornes E 
où aboutissent les électrodes. Ceux-ci, de même que le thermo- 
mètre, sont placés au côté droit de la table, où ils gênent le 
moins pendant l'observation L'anneau du thermomètre , avec sa 
Lorsqu'il s'agit, à un raoment donné de l'observation, de déterminer la 
température d'une manière exacte, il vaut mieux faire effectuer la lecture du 
thermomètre par un autre , vu que l'accomodation de l'œil exige toujours un 
certain temps. 
