RENFERMÉS DANS CERTAINS MINERAUX. 
273 
étaient donc toujours à peu près identiques; et l'on avait ainsi, 
dans la disparition et la réapparition de la bulle d'air, un point 
de départ fixe pour comparer les différentes méthodes d'observa- 
tions , et surtout pour tâcher de déduire des températures apparentes 
marquées par le thermomètre le degré de chaleur réel de l'objet 
microscopique. 
Les objets préparés pour l'observation avaient une épaisseur 
totale d'environ 2 mm., dont 1,5 mm. pour le porte-objet, et 
0,3 à 0,5 mm. pour l'objet et le verre qui le recouvrait. Le ther- 
momètre étant chauffé au moyen de l'appareil galvanique, la 
température s' élevant très lentement , et le microscope de Hartnack 
portant l'objectif N". 4 d'environ 3 mm. de distance focale, l'in- 
strument marquait 32^ C. au moment où la bulle disparaissait 
complètement; le même degré était atteint au moment où, pen- 
dant le refroidissement , la bulle se constituait de nouveau. Lorsqu'on 
employait l'objectif 7, qui n'était éloigné tout au plus que 
de 0,3 mm. de la surface supérieure de l'objet préparé, le ther- 
momètre marquait 34^ C. au moment indiqué; enfin quand on 
faisait usage du N °. 9 , dont la monture métallique large et plate 
s'approchait à 0,1 mm. de l'objet, la dernière bulle ne disparaissait 
que vers 41 ou 42^ C. L'influence réfrigérante du rapprochement 
de la masse métallique du microscope correspondait par consé- 
quent à une augmentation de 2 à 10^ C. dans les indications du 
thermomètre. La température moyenne de la chambre et de l'in- 
strument était, pendant ces expériences, de 20^ C. 
L'objet préparé fut maintenant placé dans une cuvette de verre 
légèrement échauffée, puis recouvert d'une couche de glycérine 
portée préalablement à une température d'environ 60^ C. A cette 
température les bulles , naturellement , n'existaient plus ; on atten- 
dait le moment de leur retour, pendant qu'un thermomètre sen- 
sibles indiquait la température du liquide. Malheureusement celui-ci 
ne pouvait être agité , ce qui eût troublé les observations micros- 
copiques. La glycérine s'élevait ordinairement de 4 à 5 mm. au- 
dessus de l'objet préparé, et la cuvette contenait en tout 6 à 8 
centimètres cubes de ce liquide. En employant l'objectif N°. 4 et 
l'oculaire N*'. 3, la distance focale étant la plus favorable possi- 
