468 M. BOSSCHA. NOTE CONCERNANT LES OBSERVATIONS 
thermomètre à air , ne s'appliquent qu'aux thermomètres à poids , 
comme s'il voulait donner à entendre par là que pour connaître 
la marche des thermomètres à tige on ne saurait se référer aux 
expériences faites avec des thermomètres à déversement. J'ai déjà 
observé , dans mon Mémoire sur la dilatation apparente du mercure , 
que les thermomètres à tige de M. Regnault suivent à très peu 
près la même marche que ses thermomètres à poids. En voici la 
preuve. Au moyen de la formule (2) on peut trouver une relation 
entre les écarts du thermomètre à mercure à la température de 
50^ et à une température quelconque t. 
Soit s l'écart vers 50", e celui à la température /, on a 
2500 .^^c^ ^^^^^ . 
t (t — 100) ' b 
C'est avec cette formule que j'ai calculé l'écart que devraient 
présenter vers 50' les thermomètres de M. Regnault. J'ai fait 
usage à cet effet des nombreuses comparaisons des thermomètres 
en cristal n°. Oetn°. 10 avec le thermomètre à air, qu'on trouve 
dans le tableau des expériences sur les forces élastiques de la 
vapeur (Tome XXI p. 562 et suiv.), et qui sont reproduites par 
M. Regnault dans le Tome XXVI p. 369 et 370. Je me bornerai 
à communiquer le résultat du calcul de la série z qui est la plus 
nombreuse. Elle comprend 30 mesures; pour abréger, j'ai réuni en 
groupes les expériences de vingt en vingt degrés et j'ai inscrit 
dans le tableau suivant la moyenne de chaque groupe. 
Therm. 0. 
Therm. n'^. 10. 
116— 40 = 
0,12 
= 0,17 
140 — 160 
0,14 
0,16 
160—180 
0,15 
0,17 
180 — 200 
0,16 
0,17 
200 — 220 
0,16 
0,17 
220 — 240 
0,17 
0,17 
Comme on ne connaît pas les valeurs des coefficients— , j'ai 
b 
Q 
dû supposer dans ce calcul que le terme ~ (l — 50) était assez 
b 
