472 M. BOSSCHA. NOTE CONCERNANT LES OBSERVATIONS 
c'est bien comme instrument de mesure qu'on emploie le thermo- 
mètre dans les expériences calorimétriques. On admet générale- 
ment que les divisions de l'échelle ont la même valeur. Cepen- 
dant, si l'on veut tirer parti de la sensibilité extrême des 
thermomètres qui, comme ceux de M. Regnault, permettent de 
lire du degré, on ne peut plus admettre cette supposition, 
même dans des limites très restreintes, à moins de s'être assuré 
d'avance que la loi de la dilatation apparente du mercure n'expose 
plus à des erreurs de cette grandeur. A cet effet, il conviendrait 
de déterminer sur l'échelle du thermomètre trois points fixes pris 
sur le thermomètre à air, ou bien, si cela ne peut se faire avec 
une exactitude suffisante, il faudrait conclure d'après la nature 
du verre à la marche probable de l'instrument. Pour employer ce 
dernier moyen il est nécessaire de connaître la marche de ther- 
momètres faits avec des verres différents. M. Regnault, qui, 
d'après sa dernière communication, possède un grand nombre de 
courbes représentant la marche de ses instruments, rendrait un 
service important à la science, s'il voulait publier les expériences 
qui lui ont servi dans ces constructions graphiques, lors même 
que quelques-unes d'entre elles ne se rapporteraient qu'aux tem- 
pératures élevées. Comme je l'ai montré par un exemple, on. 
peut très-bien calculer la marche du thermomètre entre 0° et 100° 
au moyen des expériences faites aux températures élevées. 
M. Regnault vient de donner sur ses thermomètres quelques 
renseignements inconnus jusqu'ici. Il en résulte que le verre des 
tubes, pour les instruments dont il se sert depuis vingt ans, est 
un verre ordinaire renfermant un peu de plomb, de sorte que sa 
marche dans les thermomètres à mercure est intermédiaire entre 
celle du verre ordinaire et celle du cristal. L'écart maximum 
vers 55 degrés avec le thermomètre à air n'atteindrait jamais un 
dixième de degré (p. 881). M. Regnault assure de plus qu'il a 
constamment vérifié ses thermomètres par comparaison directe 
avec le thermomètre à air. 
Ces renseignements sont-ils de nature à faire cesser tout doute 
à l'égard de l'exactitude des valeurs numériques obtenues pour 
les chaleurs spécifiques et latentes? 
