474 M. BOSSCHA. NOTE CONCERNANT LES OBSERVATIONS, ETC. 
lorsqu'elle se convertit en eau à Oo, a proposé la formule 
À = 606,5 + 0,305 /. 
Les mêmes expériences qui ont servi à calculer ces formules me 
donnent 
X = 609,58 + 0,310/, 
dans la supposition que le thermomètre du calorimètre était en 
cristal. S'il fallait admettre que le thermomètre avait une enve- 
loppe de verre ordinaire, la formule serait 
X = 602,42 H- 0,310 t. 
Les thermomètres employés dans les expériences sur la chaleur 
spécifique publiées en 1840, dans les Annales de chimie et de 
physique , série II , Tome LXXIII , étaient-ils également en cristal ? 
Il serait très désirable que M. Regnault donnât quelques indica- 
tions sur ce point important. Car il me semble tout-à-fait inadmissible 
que dans ces expériences M. Regnault ait tenu compte des dif- 
férences du thermomètre à mercure avec le thermomètre à air. Ce 
ne fut que deux ans plus tard que M. Regnault publia ses pre- 
mières recherches sur ce sujet , et même alors il identifia , comme 
nous avons vu, les erreurs qui pourraient en résulter avec celles 
qui seraient causées par un déplacement du zéro. Ni M. Regnault, 
ni aucun autre physicien n'a jusqu'ici énoncé des doutes sur la 
proportionnalité des intervalles de température et la longueur des 
parties de l'échelle parcourues par la colonne de mercure d'un 
thermomètre bien calibré; jamais, que je sache, on n'a remarqué 
que la nature différente du verre employé dans les thermomètres 
pût causer des différences constantes dans les valeurs numériques 
des chaleurs spécifiques latentes obtenues par divers physiciens. 
Il me paraît difficile d'admettre qu'on ait connu cette cause 
d'erreur sans en faire mention. J'ai cru utile de la signaler, 
tant pour prévenir qu'on n'attribue à quelques données numéri- 
ques de la théorie de la chaleur une plus grande exactitude qu'elles 
ne présentent réellement, que pour prémunir contre des causes 
d'incertitude dans des expériences futures, qui, par le perfection- 
nement de nos moyens de recherche, pourraient pousser plus loin 
la précision des mesures. 
