DES FEUILLES ET LEUR SIGNIFICATION ETC. 45 
de Grove dont M. du Bois-Reyinond a introduit l'usage dans 
les recherches physiologiques. En général, toutefois, il vaut 
mieux prendre, comme plus solides et capables d'un plus 
grand développement de lumière, des lampes de dimensions 
un peu moins exiguës, dans lesquelles le maximum nécessaire 
puisse être atteint avec 3 ou 4 petits éléments de Grove, 
ou avec 3 éléments un peu plus grands Pour graduer 
la clarté rapidement et à volonté, depuis zéro jusqu'au maxi- 
mum, je me sers de la vis à lumière, rhéostat d'une extrême 
simplicité, que j'ai décrit dans les Onderzoekingen gedaan in het 
physioL labor. te Utrecht (3) X. 1887. Sous le rapport des presta- 
tions, des faibles dimensions, de la solidité, de la nature, sûreté 
et facilité du maniement, ce petit appareil est le pendant 
exact d'un simple robinet à gaz. Il ne demande qu'un espace 
de 3 — 4 cinq, et se laisse convenablement visser sur le 
support du microscope. 
Pour obtenir l'effet lumineux le plus favorable, spécialement 
dans le cas où l'on peut opérer sans l'emploi du prisme de 
comparaison, je dispose la petite lampe à incandescence à 
quelques centimètres au-dessus de la lentille du condensateur 
d'Abbe, sous le diaphragme, puis j'abaisse le condensateur 
jusqu'à ce qu'il se forme dans le plan de l'objet une image 
aussi lumineuse que possible, grossie environ au double, de 
l'arc incandescent entier '^). Comme l'intensité lumineuse 
doit être parfaitement uniforme au centre du champ visuel, 
dans une étendue dépassant en tout cas la portée des largeurs 
de fente à employer, et que d'un autre côté l'incandescence 
de l'arc est moins vive vers les deux points où il est fixé, 
on doit ajuster de telle sorte que le milieu de la longueur 
1) Ces petites lampes, ainsi que des lampes à incandescence de tout 
genre, sont fournies, parfaitement exécutées, par la maison Greiner et 
Friedrichs, à Stûtzerbach. 
2) Avec l'aide du miroir du microscope et d'un petit miroir fixé laté- 
ralement dans la caisse obscure, la lampe à incandescence sert en même 
temps à éclairer l'échelle du microphotomètre. 
