TH. W. ENGELMANN. LE RHEOSTAT à VIS. 
147 
toujours très simple. Le même modèle se laisse adapter, au 
moyen d'un simple changement dans le nombre, les dimen- 
sions et la qualité conductrice spécifique des plaques, à des 
recherches très diverses. 
C'est surtout dans le domaine de l'éclairage électrique et 
dans celui de Télectro-physiologie et de l'électro-pathologie 
(diagnostic et thérapeutique), que le rhéostat à vis promet de 
servir utilement. 
En ce qui concerne la première de ces applications, il 
permet, comme vis à lumière, d'un emploi aussi simple et 
aussi commode que celui du robinet dans l'éclairage au gaz, 
de faire varier à volonté, entre zéro et le maximum possible, U in- 
tensité lumineuse (Tune lampe à incandescence unique ou de plu- 
sieurs lampes réunies sur un même fil conducteur, A cet effet, 
l'appareil est directement intercalé dans le circuit, en un point 
quelconque. 
Avec les lampes à incandescence de petit calibre (intensité 
lumineuse de 4 bougies au plus, tension de 2 — 4 volts), qui 
suffisent pour la plupart des recherches scientifiques (micro- 
scopie, microphotographie, polarisation, spectroscopie, mesures 
ophtalmométriques, éclairage des croisées de fils des lunettes, 
étoiles artificielles, etc.), pour les besoins médicaux (laryn- 
goscope, otoscope, ophtalmoscope, etc.), et aussi pour une 
foule d'usages techniques, le rhéostat du petit modèle I, 
représenté aux trois quarts environ Fig. 1. 
de la grandeur d'exécution dans la ^ ^ 
fig. 1, convient parfaitement. 
Il consiste en un petit tube d'ébo- 
nite (ou, éventuellement, de serpentine 
ou d'ivoire), long d'environ 15 mm., 
large de 10 — 12 mm., épais de 3—4 
mm., bien poli en dehors et en dedans. 
et aux deux extrémités duquel est vissé un couvercle en laiton, 
épais de plusieurs millimètres et pourvu d'une vis de pression. 
L'un de ces couvercles est traversé à son centre par une vis, 
