156 
TH. W. ENGELMANN. LE RHEOSTAT à VIS. 
La valeur de la résistance de R et de R' , dans chaque cas 
particulier, ne se laisse pas lire sur l'appareil, car il ne serait 
guère possible, semble-t-il, de donner à celui-ci une gradu- 
ation restant indéfiniment exacte. Mais cela importe peu, vu 
qu'en général on a intérêt à connaître, non pas ces valeurs 
de la résistance, mais les valeurs de l'intensité (plus rigou- 
reusement, de la densité) du courant dans le circuit d'expé- 
rimentation. Lorsque des mesures sont nécessaires, il faut donc 
intercaler un rhéomètre, comme c'est déjà l'usage habituel 
dans la pratique médicale et comme on devrait le faire aussi 
dans les recherches physiologiques. Ce rhéomètre — pour 
les besoins médicaux, celui qui paraît convenir le mieux 
est un galvanomètre apériodique à ressort, de Kohlrausch — 
peut être introduit directement dans le circuit contenant 
la partie vivante , du moins si l'on n'a pas à craindre les 
effets d'induction qui se produisent dans ses fils au moment 
de la rupture et de la clôture du circuit. Si cette crainte 
existe, comme dans plusieurs épreuves diagnostiques (dis- 
tinction des excitabilités „ galvanique" et „faradique") et dans 
presque toutes les recherches physiologiques relatives à l'ac- 
tion des courants constants sur les nerfs et les muscles, il 
faut avoir recours à un mécanisme de commutation. Par 
exemple, les fils venant de a' et de h' seront reliés aux poupées 
médianes d'une bascule de Pohl sans croix, dont l'une des 
paires de poupées latérales sera mise en rapport avec les fils 
du galvanomètre, l'autre avec les fils venant de la préparation. 
Il est vrai qu'alors on ne mesure pas l'intensité dans le circuit 
même de la préparation ; mais au moins on mesure celle qui 
existe dans un autre ci'rcuit secondaire du rhéostat R\ et 
celle-ci peut sans erreur sensible être regardée comme direc- 
tement proportionnelle à l'intensité dans le circuit d'expéri- 
mentation, à condition que la résistance de R' soit très petite 
par rapport aux résistances du circuit indivisé, du circuit gal- 
vanométrique et du circuit d'expérimentation. Or cette con- 
dition est facile à réaliser d'une manière suffisante. 
