W. H. JULIUS. BECHERCHES BOLOMETRIQUES ETC. 311 
que deux physiciens, M. C. Bauer et M. H. Schneebeli 
qui aient publiés des recherches bolométriques sur la radiation 
de la chaleur ; leurs mesures, toutefois, n'avaient pas rapport 
au spectre. 
Or, c'est précisément pour les recherches spectrales, dans 
lesquelles on doit pouvoir étudier des faisceaux non seulement 
faibles mais en outre extrêmement déliés, que l'emploi du 
bolomètre présente de notables avantages, parce qu'il y a 
moins d'inconvénients à donner de petites dimensions à ce 
conducteur sensible qu'à une pile thermo-électrique. 
La grande bienveillance de M. le professeur Buys Ballot, 
qui mit à ma disposition toutes les ressources du cabinet de 
physique de l'Université d'Utreclit, m'a permis de combiner 
les appareils assez compliqués qui sont nécessaires pour l'exé- 
cution d'observations bolométriques dans le spectre. 
Les pages suivantes donnent un aperçai de la disposition 
des instruments et des principaux résultats auxquels ils ont 
conduit jusqu'ici. 
DESCRIPTION DES APPAREILS. 
a. Le Bolomètre. 
Après avoir pesé mûrement les conditions auxquelles un 
bon bolomètre doit satisfaire, je donnai à l'instrument la 
forme représentée, au J de la grandeur réelle, dans lafig. 1, 
Pl. XII 2). L'appareil, comme on le voit, est d'une construc- 
1) C. Bauer, Wied. Ann., XIX, p. 17 (1883). 
2) H. Scheebeli, Wied. Ann., XXII, p. 430 (1884). 
3) La construction de ce bolomètre et d'autres instruments nécessaires 
à mes recherches a été confiée à M H. Olland, d'Utrecht Toutesles pièces 
livrées par cet artiste étaient d'une exécution soignée et ont parfaitement 
répondu à l'attente. 
