DANS LE SPECTRE INFRA-ROUGE. 
313 
de la fente ; dans les n^s 3, enfin, peuvent être élevés et 
abaissés deux petits écrans doubles P, qu'un petit ressort v 
maintient en place lorsqu'ils ont été remontés. Les écrans et 
les plaques à fente sont polis du côté tourné vers le dehors, 
noircis du côté opposé. 
Lorsque le cylindre est introduit dans le manchon, les 
ouvertures a et 6 viennent se placer exactement derrière deux 
conduits tubulaires dont le manchon est pourvu; ces con- 
duits, formant en quelque sorte les prolongements de a et 
de b, ne sont pas visibles sur la figure, parce que le tuyau 
métallique K a été glissé devant le manchon. Ce tuyau K 
est fermé par un couvercle D, au bas duquel se trouve une 
petite lunette, pointée rigoureusement sur le fil tendu dans 
l'ouverture o du porte-fente postérieur. Le couvercle muni de 
sa lunette peut aussi être adapté au tuyau iT', lorsqu'on veut 
employer l'appareil dans l'autre sens. Le cylindre s'enfonce 
de quelques millimètres au-dessous du bord supérieur du 
manchon ; l'espace restant est rempli par un couvercle d'ébo- 
nite, percé des ouvertures nécessaires pour qu'on puisse laisser 
descendre, à travers le couvercle, les appareils L, N et P: 
les petites plaques d'ébonite n, p viennent alors fermer ces 
ouvertures. Le cadre L est formé de deux fils de cuivre, qui 
sont unis l'un à l'autre par quatre baguettes d'ébonite et entre 
lesquels est disposé le conducteur sensible. Les bouts supé- 
rieurs de ces fils de cuivre sont repliés et serrés, au moyen 
de vis, dans les petites pièces de cuivre U, V et W fixées sur 
le couvercle, de sorte qu'un courant qui entre en U se par- 
tage entre L et L' et quitte l'appareil en V et W. 
Le manchon est fixé sur une plaque d'ébonite E, elle-même 
vissée sur un cylindre vertical F, Celui-ci peut se mouvoir 
dans la douille G, qui l'embrasse étroitement et est fixée, 
dans une position bien perpendiculaire, sur la plaque de 
laiton X; à cette plaque est attachée, en dessous, la chape 
F, dans laquelle se trouve l'écrou de la vis Z. Cette vis 
supporte donc tout le bolomètre et peut le faire monter et 
