DANS LE SPECTRE INFRA-KOUGE. 
317 
de façon qu'aucun courant ne traverse le galvanomètre inter- 
calé dans le pont. 
Il faut, naturellement, que ces résistances soient mises, 
avec le même soin que les deux bandelettes bolométriques, 
à l'abri de variations inégales de la température, car une 
légère augmentation de l'une d'elles se répercute immédiate- 
ment sur le galvanomètre. A cet effet, elles sont placées dans 
une cuve en zinc (fig. 3), remplie de liquide. Une coupe 
horizontale de cette cuve, environ au niveau indiqué par la 
ligne pointillée /i, est représentée dans la fig. 4. Le courant 
bifurqué, qui arrive des pièces métalliques V et W fixées 
sur le couvercle du bolomètre, entre dans la cuve par l'inter- 
médiaire des vis de serrage en cuivre rouge j9 et ^, auxquelles 
sont également attachés les fils galvanométriques g et qui 
passent, protégées par une matière isolante, à travers la paroi 
de la cuve en zinc. De q, une épaisse bande de cuivre conduit 
le courant à l'extrémité d d'une longue augette à mercure 
k^, qui est reliée, par un chevalet en platine h mobile à 
l'aide du curseur (fig. 3), à une augette à mercure k^^ 
accolée à la première; eik.^ sont des cannelures profondes 
dans une pièce d'ébonite. En e, le courant passe dans un 
fil de platine assez mince, tendu en zigzag le long d'une 
plaque d'ébonite / placée verticalement, et aboutissant en 
i. L'autre branche du courant, qui pénètre dans la cuve 
en p, se rend directement par une bande de cuivre à la 
plaque d'ébonite, circule le long de cette plaque par un fil 
de platine de même longueur que le précédent, et atteint 
ensuite le point qu'un fil de platine fortement tendu relie 
au point i. Les deux branches du courant se rencontrent en 
quelque point de ce fil, d'où elles sont ramenées à la pile 
par l'intermédiaire de la cuvette à mercure mobile k\ du 
curseur ^S'^ (fig. 3) et du fil de cuivre l. Il est clair que, grâce 
à cette disposition, on peut faire varier entre d'assez larges 
limites le rapport des deux résistances, en déplaçant simple- 
ment la cuvette k' le long de ij; un réglage plus précis peut 
Archives Néerlandaises, T. XXIL 21 
