DANS LE SPECTRE INFRA-ROUGE. 
319 
auquel h est uni par une petite tige d'ébonite, se laisse dé- 
placer à l'aide d'une vis micrométrique par rapport à la pièce 
S\, qui à cet effet est préalablement fixée au moyen d'une 
vis de serrage. De cette manière, on est à même de faire 
varier la résistance insensiblement, par millionièmes d'ohm. 
Les règles en cuivre sur lesquelles glissent et /S^ sont 
isolées de la cuve en zinc par des supports d'ébonite. 
Pour maintenir à une température égale les deux longs fils 
de platine et surtout les points de contact de métaux diffé- 
rents, à l'intérieur de la cuve, celle-ci fut remplie d'un liquide 
qui, avec peu de conductibilité électrique, devait posséder, 
si possible, une bonne conductibilité pour la chaleur, une 
mobilité sufiisante et une chaleur spécifique considérable. Le 
liquide qui satisfaisait le mieux à ces condition était l'essence 
de térébenthine. 
c. Le galvanomètre. 
Le cabinet de physique de l'université ne possédait pas de 
galvanomètre assez sensible pour l'étude projetée, et l'achat 
d'un pareil instrument étant donc nécessaire, M. le professeur 
Buys Ballot voulut bien me laisser entièrement libre dans le 
choix. Le modèle de Thomson, si généralement en usage, a 
ses inconvénients propres, dont le principal est sans doute 
la longueur insuffisante du fil de cocon. 
De même que M. Langley, j'aurais donc été obligé, pour 
augmenter autant que possible la sensibilité, de faire tout 
d'abord des changements à cet instrument dispendieux. Mais 
il y a encore autre chose. La construction du galvanomètre 
de Thomson implique que le miroir ne saurait être grand ; 
l'insuffisance de lumière et d'étendue du champ visuel sera 
donc un obstacle à la lecture, à grande distance, de la. gra- 
duation d'une échelle. Or, je voulais utiliser le mieux possible 
l'espace disponible, en plaçant l'échelle loin du galvanomètre : 
21* 
