320 W. H. JULIUS. RECHERCHES BOLOMETRIQUES 
dans ce cas, en effet, on peut mesurer des déviations moindres 
et il y a, en outre, plus de garanties pour la proportionnalité 
complète entre l'indication et Tintensité du courant L'une 
et l'autre raisons me déterminèrent à tenter l'expérience avec 
un instrument encore peu connu, le microgalvanomètre de 
Rosenthal, dont on trouve la description dans Wiedem. An- 
nalen, XXIII, p. 677, et qui est fourni par M. Edelmann. 
Dans sa forme originelle, cet appareil ne possédait qu'une seule 
aiguille aimantée et avait une résistance d'environ 20 ohms ; 
mais il pouvait aussi être construit avec une système asta- 
tique, et la disposition en était telle que les bobines de fil 
se laissaient très facilement remplacer par d'autres. Je com- 
mandai donc un pareil galvanomètre astatique, à 2 jeux de 
bobines, dont l'un devait avoir une résistance faible, savoir, 
en accord avec les autres résistances de mon circuit, d'un 
peu moins de 3 ohms, tandis que le second présenterait une 
résistance de quelques centaines d'ohms, pour rendre l'in- 
strument d'une application aussi large que possible. Comme 
le modèle qui me fut envoyé s'éloigne un peu de la forme 
primitive, je vais donner une briève description de ses par- 
ties caractéristiques. 
Un fil de cocon de 260™ de longueur, fixé à un bouton 
de torsion, porte le S3^stème astatique fig. 6, composé de deux 
aiguilles recourbées en forme de S. Aux côtés plats du système 
sont appliquées deux lames très minces de mica, et vers le 
haut, se trouve un mince miroir plan, d'environ 20^^"^^ de 
diamètre. Les extrémités polaires des aimants, latéralement 
recourbées, peuvent se mouvoir à l'intérieur des quatre bobines, 
dont deux sont indiquées par r et r' dans la fig. 7 (coupe 
horizontale du galvanomètre) ; les lames de mica se meuvent 
alors dans deux chambres ayant la forme de secteurs, ce qui 
donne un très bon amortissement. On peut mettre les quatre 
bobines à la suite l'une de l'autre dans le circuit, et la résistance 
est alors de 2,747 ohms. Mais il est facile aussi de modifier 
les liaisons de manière que les bobines soient placées dans 
