DANS LE SPECTRE INFRA-ROUGE. 
321 
le circuit ou bien accolées deux à deux, ou bien accolées 
toutes les quatre ; le second jeu de bobines étant susceptible 
de recevoir les mêmes dispositions variées, il en résulte que 
notre galvanomètre peut être employé avec 6 valeurs diffé- 
rentes pour la résistance intérieure, suivant la nature des 
expériences à exécuter. 
De la fig. 7 il ressort aussi que, pour le bon fonctionnement 
du galvanomètre, il est nécessaire de placer le porte-bobines, 
qui peut tourner, de façon que les pôles des petits aimants 
se trouvent aussi exactement que possible dans le milieu des 
bobines lorsque le galvanomètre est au repos. Aussitôt, en 
effet, que la position d'équilibre ne satisfait pas à cette con- 
dition, un courant dirigé dans l'un des sens produit une 
déviation plus grande que le même courant dirigé dans le 
sens contraire. Or, la recherche de cette installation symé- 
trique présente quelques difficultés, parce qu'on ne peut 
tourner le porte-bobines qu'à la main et au jugé. C'est là, 
sans doute, un défaut de l'instrument, mais auquel il serait 
facile de remédier par l'addition d'une vis tangentielle. Je 
me suis contenté, toutefois, de l'état existant, et ai cherché la 
position symétrique par voie de tâtonnement. 
L'échelle est en verre, longue de 1^ et divisée en millimètres. 
Elle est placée à 6i>^,5 du galvanomètre, de sorte que, si 
l'image de l'échelle, vue dans le miroir du galvanomètre, 
se déplace de une division, les aiguilles aimantées n'auront 
pas même été déviées de 16". L'éclairage se fait par une 
petite lampe à pétrole et à l'aide d'un grand miroir concave, 
d'environ 0^,Q de diamètre; celui-ci est placé immédiatement 
derrière l'échelle et disposé de manière que l'image qu'il 
forme de la flamme tombe sur le miroir du galvanomètre. 
Vu de ce point, le miroir concave tout entier est donc bril- 
lamment éclairé, et, par suite, il en est de même de l'échelle. 
La lumière est- si éclatante que, dans la lunette de lecture 
à fort grossissement, placée à environ 3"^ du galvanomètre, on 
peut distinctement reconnaître les divisions et en estimer 
