DANS LE SPECTRE TNFRA -ROUGE. 
323 
1:2:3 : 15. Pour donner une idée du degré d'exacti- 
tude auquel ce galvanomètre permet d'atteindre, je commu- 
nique ici les résultats de l'expérience. 
tance. 
Inten- 
sité du 
courant. 
Déviation 
observée.l calculée. 
1 
JJJIHJ- 
rence. 
tance. 
Inten- 
sité du 
courant. 
Dév 
observée. 
ation 
calculée. 
Diffé- 
rence. 
168 
15 
,2691 
268i 
+H 
360 
7 
125 
125è 
F 
180 
14 
250f 
2504 
+ 1 
420 
6 
107 
1074 
193,8 
13 
233 
232| 
+ 1 
504 
5 
89i 
89| 
210 
12 
2141 
214| 
+ 1 
630 
4 
72 
714 
+ i 
229,1 
11 
1961 
196# 
+ 
840 
3 
53^ 
53| 
252 
10 
1784 
1784 
1260 
2 
354 
354 
0 
280 
. 9 
161 
1601 
2520 
1 
171 
171 
315 
8 
142i 
143 
2 
La seconde colonne dorme les nombres proportionnels à 
l'intensité du courant, la troisième contient les moyennes de 
4 déviations, qui n'ont jamais différé entre elles de plus de 
1^ divisions de l'échelle. Ces différences étaient dues à un 
lent déplacement de la position d'équilibre, qui lui-même 
provenait de variations du magnétisme terrestre, et qui, dans 
le cours des 3 heures consacrées à cette série d'expériences, 
s'éleva à peine à 14 divisions. Dans la quatrième colonne 
on trouve les multiples de 17^, dans la cinquième, les diffé- 
rences entre ces multiples et les valeurs observées. Le fait 
que, au début, toutes ces différences sont positives, tient à 
ce que le couple avait alors plus de force; car la première 
mesure, répétée à la fin de la série, donna 267^ , par consé- 
quent une différence de — |. La complète proportionna- 
nalité entre la déviation de l'aiguille et l'intensité du courant 
est donc garantie. 
Pour ce qui concerne la sensibihté en mesure absolue, on 
peut la déduire de l'une des observations. Prenons, par ex- 
emple, le cas où la déviation était de 53[ mm. La différence 
de potentiel, aux points où plongeaient les fils galvanomé- 
