324 
W. H. JULIUS. RECHERCHES BOLOMETRIQUES 
triques, s'élevait alors à environ — x la force électro- 
^ ' 840 
motrice d'un élément de Daniel, c'est-à-dire, à environ 
0,0005 ^^j^ résistance de tout le circuit sralvanométrique 
840 ^ ^ 
étant supposée égale à 3 ohms, on trouve pour l'intensité 
du courant ^^y^^ ~ 0,000 000 198 ampère, de sorte que 
1 mm de déviation correspondait à 0,000 000 0037 ampère. 
Dans les expériences de M. Langley, une intensité de 
0,000 000 000 5 ampère donnait une déviation de 1 division 
de l'échelle ; mais aussi la résistance de son galvanomètre 
s'élevait à 20 ohms, de sorte qu'il avait besoin d'une plus 
grande différence de potentiel que moi, pour obtenir un même 
courant dans le galvanomètre. Parmi les galvanomètres sen- 
sibles offerts par le commerce, il n'avait pas réussi à en 
trouver un qui fût capable de déceler nettement des varia- 
tions de moins de 0,000 001 ampère. Le microgalvanomètre 
de Rosenthal fait donc, on le voit, une heureuse exception. 
Il est clair que, dans un instrument aussi sensible, une dispo- 
sition pour régler le courant par dérivation (shuntbox) était in- 
dispensable, et, en outre, que toutes les précautions possibles 
devaient être prises pour éviter l'apparition de courants 
thermo-électriques. Ces précautions consistèrent à faire en 
cuivre rouge tout le circuit entre U et k' (fig. 5), pour autant 
qu'il était exposé directement à l'air extérieur; des contacts 
de métaux hétérogènes ne se trouvaient (sauf dans le bolo- 
mètre, où ils étaient suffisamment préservés) qu'à l'intérieur 
de la cuve remplie de térébenthine et dans le galvanomètre 
lui-même. Ce dernier, en conséquence, fut entouré, au-des- 
sous du miroir, d'un cylindre de verre sur lequel on avait 
collé du papier; par là se trouvaient atténuées les variations 
locales de la température, dues au rayonnement ou à des 
courants d'air. La boîte à dérivation indiquée par n dans 
la fig. 5, et le commutateur qui y est relié ne contiennent 
