DANS LE SPECTRE INFRA-ROUGE. 325 
également que des conducteurs en cuivre rouge. Comme dé- 
rivations on peut introduire, au moyen d'un bouchon, des 
résistances de 0,003, 0,030 ou 0,333 ohm, tandis que deux 
autres bouchons servent à interrompre le courant galvanomé- 
trique ou à en déterminer la direction. 
d. La pile et le courant primaire. , 
Une pile constante est absolument nécessaire. Avec des 
couples de Grove, il m'a été impossible de maintenir le galva- 
nomètre en repos, même pendant quelques minutes : au bout 
de peu de temps, l'échelle divisée tout entière avait disparu 
du champ de la lunette. La cause en est évidente. Lorsque, 
en effet, le courant change d'intensité, cela influe sur la tem- 
pérature des conducteurs, surtout sur celle des bandelettes 
bolométriques, et, celles-ci n'étant pas parfaitement identiques, 
leur rapport sera modifié, d'où résulte naturellement du drift 
dans le galvanomètre. .Une pile de 12 éléments Meidinger, 
placés six à six, atteignit mieux le but. La résistance inté> 
rieure de cette pile est de 3 ohms, la force électromotrice, 
de 2 volts. Des mois entiers ehe a fonctionné presque sans 
interruption, et l'intensité du courant est restée presque ex- 
actement constante. (Lorsque les observations étaient finies, 
on n'interrompait pas le courant, mais on se contentait de 
l'affaiblir, afin d'empêcher la diffusion du Cu S 0,^ dans le 
MgSO^.) L'intensité du courant primaire peut être réglée à 
volonté au moyen d'un rhéostat E (fig. 5), et estimée d'après 
la déviation d'une boussole des tangentes T, qui est intro- 
duite, en dérivation, en deux points du circuit primaire dont 
la distance est choisie de manière à obtenir des déviations 
convenables. 
L'intensité que j'ai le plus employée dans les observations 
était d'environ 0,133 ampère. 
