DANS LE SPECTRE INFRA-ROUGE. 
327 
lequel la courbe de dispersion du sel gemme était établie 
jusqu'à 5",3; je pourvais donc me regarder comme déchargé 
de cette partie de la tâche — partie qui eût certainement 
été la plus délicate — et m'en tenir au spectre prismatique. 
En rapport avec les dimensions des plus grands prismes 
et lentilles de sel gemme qui pouvaient être obtenus dans 
les ateliers de MM. le Dr. Steeg et Reuter, à Hombourg, je 
fis construire un spectromètre dont le bras mobile fût capable 
de porter, sans subir de flexion sensible, le poids du bolomètre 
complet, poids qui s'élevait à plus de 2 kilogrammes. Comme 
base de cet appareil fut utilisé un vieux et solide instrument 
universel de Troughton & Simms, qui appartenait à notre 
Observatoire mais se trouvait depuis bien des années, hors 
de service, dans le Cabinet de physique. Du consentement 
de M. le professeur Oudemans, directeur de l'Observatoire, 
l'instrument fut temporairement débarrassé de sa lunette et 
de son cercle vertical, et quelques trous de vis furent forés 
dans les colonnes A et A' (voir fig. 8), afin de pouvoir y 
fixer les barres métalliques dont l'ensemble devait former 
le support du bolomètre. Le cercle horizontal, dont le diamètre 
mesurait environ 380^"^, était divisé en arcs de 5', et deux 
microscopes, pourvus de micromètres filaires et fixés aux 
colonnes, permettaient la lecture à 1" près. 
A quelques centimètres en dehors du bord du cercle, mais 
invariablement unie à celui-ci par une pièce métallique, fut 
disposée une solide colonne verticale. Dans la figure, cette 
colonne n'est pas visible ; elle se trouve à gauche, en dehors 
du champ du dessin, et porte, sur la barre de fer B, à 
section en T, tout ce qui appartient au collimateur du 
spectromètre. C'est, en premier lieu, l'appareil à fente. 
Les deux parois de la fente, mobiles l'une par rapport à 
l'autre de la manière ordinaire, au moyen d'une vis et d'un 
ressort, consistent en cuvettes en cuivre, munies chacune de 
deux petits tubes, de sorte qu'on peut y faire couler de l'eau. 
Cette précaution était nécessaire pour donner la certitude 
