328 W. H. JULIUS. REICHERCHES BOLOMETRIQUES 
que les parties voisines de la fente n'éprouveraient pas, de 
la part des sources de chaleur placées à peu de distance en 
arrière, un échaufFement persistant. Le long de la plaque de 
cuivre qui sur la face regardant la lentille collimatrice porte 
les cuvettes de la fente, peut, sur l'autre face, se mouvoir 
alternativement dans les deux sens un écran en cuivre, à 
l'intérieur duquel circule également de l'eau et qui, retenu 
d'un côté par un ressort en spirale, masque la fente. Cet 
écran, toutefois, possède une ouverture allongée, et celle-ci 
vient se placer devant la fente dès qu'on tire l'écran en sens 
contraire de l'action du ressort. Tout ce dispositif glisse sur 
la barre B et peut ainsi, par un mouvement en avant ou 
en arrière, être amené au foyer de la lentille collimatrice. 
Des soins particuliers ont été apportés à la protection 
permariente des préparations de sel gemme contre l'humidité 
de l'air. Le prisme et les lentilles devant rester, des mois 
entiers, prêts à servir, cette protection était absolument 
nécessaire; de fait, les mesures prises furent assez efficaces 
pour que, en 6 ou 7 mois de temps, les préparations n'aient 
eu besoin d'être repolies qu'une seule fois. Le prisme et les 
deux lentilles, en effet, sont placés à l'intérieur d'un cylindre 
en cuivre (fîg. 9), espèce de tambour, qui peut se visser, de 
manière à être exactement fermé, sur un fond circulaire Cffîg. 8), 
lequel est lui-même fixé au bras bolométrique, juste au centre 
de l'instrument, entre les deux colonnes. Sur ce fond s'élève, 
du côté du bolomètre, le support d de la lentille objective, 
tandis qu'au centre se trouve une petite table tournante e, 
sur laquelle peut être fixé le prisme. Par une simple combinaison 
de tiges l m n, cette table est reliée à un point p du porte- 
bolomètre et un point q du porte-collimateur, de telle sorte 
qu'elle tourne toujours d'un angle égal à la moitié de celui 
dont on fait mouvoir le bolomètre. Il en résulte que le 
prisme, une fois placé au minimum de déviation pour des 
rayons d'espèce déterminée, conservera cette position pour 
tous les autres rayons. 
