330 
W. H. JULIUS. RECHERCHES BOLOMETRIQUES 
mise au point sans enlever les lames de glace ; mais celles-ci 
doivent être remontées lors des observations dans le spectre 
obscur. Dans ce dernier cas, les préparations de sel gemme sont 
plus exposées à des courants d'air. Même alors, toutefois, l'air 
humide de la chambre ne peut guère circuler dans le cylindre, 
parce que, entre celui-ci, le bolomètre et le dispositif à fente, 
il y a des tuyaux de cuivre, qui entourent le chemin des 
rayons. Ces tuyaux, de même que le cylindre, sont noircis 
à l'intérieur. 
/. Les préparations de sel gemme. 
Celles-ci proviennent, comme il a déjà été dit, de la fabrique 
de MM. le D^. Steeg et Reuter, à Homburg v/d Hohe. La 
hauteur du prisme est de 52 mm, son côté de 40 mm, tandis 
que les lentilles possèdent un diamètre de 60 mm et des 
rayons de courbure de 300 mm. Placé sur un spectroscope 
de Steinheil, temporairement transformé en spectromètre par 
l'addition d'un cercle bien divisé et muni de trois verniers, 
le prisme montrait les principales raies de Fraunhofer très 
distinctement, quoique avec moins de netteté que ne le fait 
un prisme de verre. Dans la mesure de l'angle réfringent, 
toutefois, une grande difficulté se présenta; on reconnut que 
le prisme ne possédait pas d'angle réfringent déterminé, vu 
que les faces latérales étaient légèrement sphériques. Après 
que ce défaut eut été corrigé et que les faces eurent été 
soigneusement polies le prisme satisfaisait à toutes les 
>) Pour dresser les faces réfringentes convexes, je me servis de papier 
d'émeri très fin, tendu sur une glace. Le polissage eut ensuite lieu sur 
une glace revêtue de toile de coton blanche (croisé), sur laquelle était répandue 
un peu de potée d'étain qu'on humectait modérément d'alcool absolu. 
Sous une pression succesi vement décroissante, je promenais le prisme en 
tous sens sur cette surface, jusqu'à ce que l'alcool fût presque entièrement 
évaporé. L'opération réussissait le mieux lorsqu'on l'exécutait à la lumière 
