DANS LE SPECTRE INPR A-ROUGE. 
331 
exigences raisonnables. L'angle réfringent mesurait mainte- 
nant 59°53'20", et, comme moyennes de deux déterminations, 
j'obtins pour les indices de réfraction de quelques raies de 
Fraunhofer, à 10° C, les valeurs inscrites dans la seconde 
colonne du tableau suivant. La première colonne contient les 
déviations trouvées. Pour faire ressortir les bonnes qualités 
du prisme, je reproduis dans les troisième et quatrième co- 
lonnes les valeurs qui reviennent à ces indices, à deux tem- 
pératures différentes, d'après M. Stefan. 
Angles 
Indices 
Indices de réfraction d'après 
de déviation 
de réfraction 
M. Stefan. 
à 10° C. 
à 10° C. 
à 17° C. 
à 22° C. 
C 40° 89' 13" 
1,54074 
1,54050 
1,54032 
D 40° 58' 53" 
1,54440 
1,54418 
1,54400 
E 41° 24' 40" 
1,54918 
1,54901 
1,54882 
b 41° 29' 48" 
1,55012 
F 41° 47' 36" 
1,55341 
1,55324 
1,55304 
G 42° 32' 15" 
1,56159 
1,56129 
1,56108 
On voit que les nombres de la seconde colonne surpassent 
ceux de M. Stefan à peu près de la quantité qui correspond 
à la différence de température. 
Le rayon de courbure des lentilles étant <lonné, savoir 300 mm 
solaire directe et que les doigts en contact avec la préparation étaient 
recouverts de caoutchouc 
On jugeait du degré d'avancement du travail en plaçant le prisme sur 
le spectroscope et examinant l'image réfléchie de la fente. Tant que, pour 
voir nettement cette image, on devait encore allonger la lunette mise au 
point pour les rayons parallèles, la sphéricité n'était pas corrigée. 
Les lentilles furent polies de la même manière; pour bassin, je pris un 
morceau de bois à surface concave de même courbure que les faces con- 
vexes des lentilles; la cavité était tapissée de coton, fixé à la colle. 
