332 
W. H. JULIUS. RECHERCHES BOLOMETRIQUES 
la distance focale relative à la lumière du sodium s'obtiendrait 
par la formule connue : 
-L = («-l)Q + l-) = 0,5444 Xgl, 
d'où /= 275,53. 
Expérimentalement, j'avais déjà trouvé: /^r, = 276 mm. 
Le spectrobolomètre n'est pas placé de façon qu'on puisse 
aisément y projeter la lumière solaire; je n'ai donc pu 
me convaincre si, en combinaison avec les lentilles de sel 
gemme, le prisme pouvait encore faire apparaître les raies 
de Fraunhofer; mais, d'une fente dont la largeur était au- 
dessous de mm et qu'éclairait une flamme de sodium, le 
système formait une image nette, parfaitement limitée, malgré 
les grandes dimensions des lentilles. Je n'ai pas réussi, toute- 
fois, à séparer les deux lignes D, peut-être parce que le gros- 
sissement de la lunette était trop faible. 
g. Aperçu de l'installation des instruments. 
La fig. 11 donne une idée de la manière dont les différents 
instruments sont installés. 
Les lettres A, C, D et E indiquent cinq piliers en ma- 
çonnerie, encastrés dans les fondements et indépendants du 
plancher. A porte le galvanomètre, E l'échelle divisée /S et le 
grand miroir concave placé derrière elle ; en v est la flamme, 
dont le miroir forme une image sur le galvanomètre. La lu- 
nette de lecture se trouve sur le pilier B et est indiquée par 
k, tandis que les dérivations sont placées en n. Sur C est 
installé le bolomètre. 
L'observateur, assis entre B et devant la table doit 
pouvoir, de sa place, mouvoir le spectromètre et en reconnaître 
constamment la position. A la première de ces deux fins, la 
vis de rappel du spectromètre est munie d'une longue clef 
