DANS LK SPlïCTRlî INFRA-ROUGE. 
833 
de vis, telle qu'on en trouve aux lunettes astronomiques ; pour 
satisfaire à la seconde condition, le tambour des préparations 
de sel gemme porte sur son couvercle un prisme à réflexion 
totale (voir fig. 9), dont une des faces est sphérique, et qui 
forme sur l'échelle S' l'image d'un fil d, tendu sur le pilier 
D. L'entourage de ce fil est fortement éclairé par une lampe 
placée derrière lui et dont les rayons sont rendus sensiblement 
parallèles par une lentille. Lorsqu'on fait tourner le spec- 
tromètre de 1', l'image du fil se déplace juste de 2 mm sur 
l'échelle S\ qui pour cela est éloignée de 3^,44 du centre 
du spectromètre. Ces déplacements peuvent être observés à 
l'aide de la lunette k' établie sur la table T. La lecture des 
microscopes du spectromètre n'a lieu que pour contrôler de 
temps en temps l'indication de l'image sur l'échelle. 
Les lignes pointillées marquent le cours des communica- 
tions conductrices. De la pile, le courant se dirige vers un 
commutateur c, de là, à travers un rhéostat R et un fil tendu 
ef, vers le bolomètre. Sur ef s'embranchent les fils de la 
boussole des tangentes T^, qui doit indiquer l'intensité du 
courant primaire; la lecture de cette indication s'opère à l'aide 
de la lunette k" et de l'échelle ^S"'. En sortant du bolomètre, 
le courant se rend par deux fils (enfermés dans un tube de 
plomb, pour assurer l'uniformité de leur température) aux 
vis de pression et g de la cuve à compensation, où abou- 
tissent aussi les fils du galvanomètre; de là, à travers le 
commutateur c, il retourne à la pile. 
Près du pilier C, du côté du collimateur, se trouve un pied 
solide, mobile, sur lequel peuvent être placées les différentes 
sources de chaleur avec leurs accessoires. 
De cette manière, la conduite des divers appareils est donc 
presque entièrement au pouvoir de l'observateur, tranquil- 
lement assis devant ses lunettes. Cette précaution était néces- 
saire, parce que les mouvements de personnes à travers la 
chambre, surtout au voisinage du bolomètre, donnaient lieu 
à des écarts très gênants du galvanomètre. 
Archives Néerlandaises, T. XXII. 22 
