334 W. H. .TtTLTUS. RECHERCHES BOLOMETRIQUES 
Notons encore que, d'après une expérience faite incidem- 
ment, la sensibilité du bolomètre, par unité de surface, était 
environ 36 fois plus grande que celle de la meilleure pile 
thermo-électrique qui se trouvât au Cabinet. Cette sensibilité 
peut encore être augmentée notablement, en renforçant le cou- 
rant primaire; mais alors croît aussi l'influence perturbatrice des 
variations dans la pile ou dans la température des conduc- 
teurs, de sorte qu'il faudrait prendre des précautions plus mi- 
nutieuses. Pour la plupart des expériences, d'ailleurs, une 
sensibilité même moindre était suffisante, et elle était alors 
choisie de préférence, comme donnant plus de garanties pour 
la stabilité de la position zéro. 
OBSERVATIONS. 
a. Remarques générales sur les observations. 
L'indice de réfraction du sel gemme change assez fortement 
avec la température, — un accroissement de 5° C. correspond 
à près de 1' de diminution de la déviation, — et comme, 
pendant la durée du travail, la température de la chambre 
varia entre 8° C. et 25° C, il pouvait en résulter, dans l'angle de 
déviation des rayons d'une espèce déterminée, des différences 
de plus de 3'. Mais pour rendre les observations, faites à des 
températures différentes, parfaitement comparables entre elles 
sans la moindre réduction, et être en outre indépendant de 
modifications possibles dans la position zéro du spectromètre, 
on n'a qu'à procéder de la manière suivante. 
Au début de chaque série d'expériences, on fait monter 
le bolomètre, à l'aide de la vis qui le porte, jusqu'à ce que 
la petite lunette arrive à la hauteur de l'axe optique ; ensuite, 
on cherche l'image de la fente éclairée par une flamme de 
