DANS LE SPECTRE INFRA-ROUGE. 
337 
probable indiquée pour ce rayon. Aussi longtemps, toutefois, 
qu'on ne connaît pas d'une manière certaine un plus grand 
nombre de points de la courbe, il m'a paru convenable de 
lui donner la forme la plus simple possible, bien que celle-ci, 
très probablement, ne soit pas conforme à la réalité. La forme 
en question est représentée dans la fig. 1 , Pl. XIII. Pour abs- 
cisses on a pris les angles de déviation; la longueur d'onde 
est, en chaque point du spectre prismatique, d'autant de 
microns que l'indiquent les ordonnées de la courbe, expri- 
mées en centimètres. 
Dans toutes les expériences qui seront rapportées plus loin, 
la fente avait une largeur d'environ 0^^,S, par conséquent 
égale à celle de la bandelette bolométrique. La fente et le 
bolomètre étaient placés, l'un et l'autre, à de distance 
de la lentille correspondante, parce que telle était la distance 
focale pour les raj^ons qui, d'après des expériences prélimi- 
naires, se trouvaient à peu près au milieu de l'étendue des 
spectres observés. Une demi-heure avant le commencement 
des observations le courant devait être porté à l'intensité 
convenable, afin que les échanges calorifiques nécessaires 
pussent avoir lieu avant l'introduction du galvanomètre dans 
le circuit. 
Lors de cette introduction, on ajoute toujours au galvano- 
mètre un circuit de dérivation, d'abord celui de yôVô de sa 
résistance intérieure, puis celui de yl^, enfin celui de J^, et 
chaque fois l'indication est amenée, par le déplacement de 
la cuvette à mercure k', aussi près que possible de la position 
d'équilibre. Le juste rapport des résistances compensatrices 
une fois trouvé, on peut ordinairement, au début d'une nouvelle 
série d'expériences, se contenter d'introduire la dérivation y'o , 
parce que la variation de température est rarement assez 
grande pour que y'^^ du courant du pont fasse sortir du champ 
visuel l'image de l'échelle. 
Enfin, le dernier „shunf^ est enlevé, et on examine 
si l'aiguille reste en repos lorsque la dernière correction a 
