458 A. C. OUDEMANS SUR LA DENSITÉ ET LE COEFFICIENT 
Ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, j'ai fait usage, pour 
déterminer la densité à des températures différentes, d'un flacon 
de Gay-Lussac. Ce petit appareil consistait en un vaisseau sen- 
siblement cylindrique , un peu arrondi en bas , ayant à peu 
près 10 ce de capacité et se terminant par le haut en un tube 
étroit d'environ 2 centimètres de longueur, qui s'élargissait en 
un réservoir infondibuliforme , servant à recevoir le liquide 
dilaté par la chaleur. Le tube étroit portait vers son milieu, 
comme repère pour le volume, une fine ligne circulaire, gravée 
dans le verre; l'appareil pouvait être fermé au moyen d'un 
bouchon soigneusement rodé. 
Comparé au pycnomètre de Greissier, cet instrument offre dans 
son usage l'inconvénient qu'on ne peut pas s'assurer directement 
de l'égalité de la température à l'intérieur et à l'extérieur du 
vaisseau ; mais , d'un autre côté , on n'a à craindre aucune éva- 
poration sensible du liquide, durant le temps nécessaire pour 
échauffer ou refroidir l'appareil jusqu'à la température du local 
où seront faites les pesées. 
D'après mon expérience, l'inconvénient signalé en premier 
lieu n'est pas aussi grave qu'on pourrait le supposer, et avec 
quelques soins il est assez facile de juger, par le niveau du 
liquide dans le col du flacon , si ce liquide a déjà pris la 
température constante du bain-marie dans lequel le flacon est 
placé. 
Cette manière d'opérer m'a paru préférable à l'emploi de 
dilatomètres , tels que ceux dont M. Pierre et M, Kopp se sont 
servis dans leurs recherches sur la dilatation des liquides. Depuis 
longtemps, en effet, j'ai l'intime conviction que, si l'on met 
les soins nécessaires au calibrage exact des appareils au moyen 
de l'eau , et surtout si ce calibrage n'a pas besoin d'être exécuté 
pour des températures dépassant de beaucoup 50° C, on peut 
faire des observations très précises, tandis qu'on est alors dis- 
pensé de soumettre les appareils à une température très élevée 
(comme lors de l'ébullition du mercure dans les dilatomètres), 
opération qui, vu l'expérience acquise au sujet des changements 
