DE DILATATION DE LA DIÉTHYLAMINE. * 461 
Pour la mesure des températures, je me suis servi, dans les 
expériences des séries 3® et suivantes, d'un thermomètre calibré 
de ïï. W. Geissler, de Berlin; ce thermomètre était divisé en 
cinquièmes de degrés et, pour une ascension de 1^, la colonne 
mercurielle j parcourait un espace de SJ^ millimètres , de sorte 
qu'on pouvait aisément déterminer la température du bain- 
marie à V2o° ^ près, limite d'exactitude que j'ai cherché à 
atteindre dans mes expériences. Cet instrument avait été com- 
paré avec un excellent thermomètre de Baudin (N". 4582), de 
Paris, dont la marche, vérifiée avec soin par mon collègue, 
M. Snijders, avait été trouvée parfaitement exacte entre les 
limites de + 0,°02 tout au plus. Il va sans dire que les indi- 
cations concernant la température , qui seront données plus loin , 
ont été corrigées des erreurs du thermomètre (après détermina- 
tion des points 0° et 100°). 
Eelativement au calibrage du petit flacon dont je me suis 
servi, il convient de mentionner que, pour les densités de l'eau 
entre 0° et 100° C, il a été fait usage des nombres que mon 
ami , M. Hoek , et moi avons employés autrefois dans nos 
recherches sur l'indice de réfraction de liquides à différentes 
températures (Recherches sur la quantité d'éther contenu dans 
les liquides^ la Haye, Nyhofî, 1864) et qui sont déduits de 
l'ensemble des résultats obtenus par les observateurs les plus 
dignes de confiance. 
Enfin, je crois devoir faire encore, au sujet de la manière 
dont j'ai opéré, les remarques suivantes. 
Il est clair que le pycnomètre rempli, après qu'il a pris la 
température ambiante et qu'on y a ramené le liquide au niveau 
de la marque , ne peut pas , dans la plupart des cas , être pesé 
immédiatement; en effet, s'il a une température inférieure à 
celle de l'air enveloppant la balance, de la vapeur d'eau se 
condensera facilement à sa surface extérieure ; et s'il est au con- 
traire plus chaud , les pesées peuvent devenir inexactes par suite 
