118  V.  s.  M.  VAN  DER  WILLIGEN.  SUR  LA  FAUSSETÉ 
et  avec  un  spectromètre  a vision  directe,  composé  de  prismes 
alternatifs  de  flint  et  de  crown,  la  chance  d’un  pareil  déplace- 
ment sera  encore  plus  grande,  si  Ton  suppose  que  le  crown  soit 
de  la  seconde  espèce.  Postérieurement,  M.  Blaserna  a aussi 
déterminé  pour  du  flint-glass  cette  variation  de  l’indice  avec  la 
température.  Par  une  singulière  méprise,  toutefois,  il  dit  que 
l’indice  décroît  quand  la  température  s’élève,  tandis  qu’il  a cer- 
tainement voulu  énoncer , conformément  au  résultat  de  mes  propres 
observations,  que  l’indice  et  la  température  croissent  ensemble. 
Considérons  maintenant  les  résultats  où,  par  le  déplacement 
des  raies,  la  rotation  du  Soleil  serait  mise,  dit-on,  en  évidence. 
En  tant  qu’il  y était  question' de  mesures,  ces  résultats  ont  été 
obtenus  avec  un  spectromètre  ordinaire  à vision  directe,  composé 
de  cinq  prismes.  Le  spectromètre  était  dirigé  sur  le  bord  occi- 
dental du  Soleil,  et  la  raie  F amenée  en  coïncidence  avec  une 
pointe  d’acier  placée  au  foyer  de  l’oculaire  ; le  Soleil  glissait  devant 
le  spectromètre,  par  l’effet  du  mouvement  diurne,  et  lorsque  son 
bord  oriental  se  présentait , la  raie  était  vue  déplacée  vers  le  côté 
réfrangible.  Le  changement  de  la  longueur  d’onde  de  F , en  pas- 
sant d’un  des  bords  solaires  à l’autre,  s’élevait  à un  peu  plus  de 
un  cent-millionième  de  millimètre,  valeur  d’où  l’on  déduisait  la 
vitesse  de  rotation  du  Soleil,  qui  toujours  fut  encore  trouvée  trop 
grande.  Si  je  comprends  bien  ce  dont  il  s’agit , une  augmentation 
de  température  de  0°,1  C de  mon  prisme  pesant  suffirait  déjà  à 
produire  le  déplacement  de  la  raie  .vers  l’extrémité  réfrangible , 
tel  qu’il  a été  observé.  Le  diamètre  du  Soleil  a besoin  de  quatre 
minutes  pour  passer  devant  le  spectromètre  ; or  il  est  très  possible 
que  dans  ces  quatre  minutes  la  température  de  l’appareil  s’élève 
légèrement,  d’autant  plus  que  cette  élévation  peut  être  occasionnée 
non-seulement  par  le  rayonnement  direct,  mais  aussi  et  surtout 
par  le  contact  d’un  air  échauffé.  Si  au  voisinage  du  pôle  nord  ou 
sud  du  Soleil  on  n’a  pas  observé  de  déplacement  de  la  raie , cela 
s’explique  par  la  durée  beaucoup  plus  courte  qui  s’est  écoulée 
*)  Pogg.  Annalen,  B.  CXLIII,  p.  655.  1871. 
