236  E.  H.  VON  BAUMHAUEB.  SUR  UN  MÉTÉOROGRAPHE  UNIVERSEL 
assez  nombreuses  et  assez  strictes,  dont  les  principales  sont  les 
suivantes  : 
1 Les  instruments  doivent  donner  des  indications  exactes.  Il  ne 
s’agit  pas  ici,  toutefois,  d’une  précision  poussée  à l’excès,  car  les 
météorologistes  sont  d’accord  pour  reconnaître  qu’ils  n’ont  pas  à se 
préoccuper,  dans  leurs  observations  thermométriques  ou  baromé- 
triques, d’une  différence  de  de  degré  centésimal  ou  de 
T O — ïo  millimètre  de  mercure. 
Une  précision  de  | degré  pour  les  indications  du  thermomètre 
et  de  I à | de  millimètre  pour  la  hauteur  barométrique  est  amplement 
suffisante;  l’essentiel  est  que  ces  indications  ne  puissent  jamais 
être  faussées. 
2®.  Les  instruments  doivent  être  aussi  simples  que  possible, 
atin  que  les  chances  de  dérangement  soient  réduites  à un  minimum. 
3®.  L’installation  ne  doit  pas  être  trop  coûteuse. 
4o.  Il  faut  que  le  travail  et  les  soins  de  l’homme  ne  jouent 
qu’un  rôle  très  subordonné;  autant  que  possible,  les  instruments 
doivent  fonctionner  et  l’enregistrement  se  faire  sans  que  le  météo- 
rologiste ait  à s’en  occuper. 
5®.  Les  moyens  d’enregistrement  doivent  être  tels,  que  toutes 
les  observations  soient  réunies  sur  un  tableau,  traduites  par  des 
courbes  permettant  de  constater  d’un  coup  d’œil  la  marche  des 
instruments. 
6®.  En  cas  de  communication  électrique  entre  l’observatoire 
solitaire  et  l’observatoire  principal , le  nombre  des  fils  conducteurs 
doit  être  aussi  petit  que  possible.  Cette  condition  s’impose  surtout 
si  l’on  opère  avec  un  ballon  captif,  car  il  faut  éviter  d’aug- 
menter outre  mesure  le  poids  du  câble  qui  doit  être  porté  par 
le  ballon. 
7®.  Lorsqu’on  emploie  un  courant  galvanique,  celui-ci  ne  doit 
pas  entrer  en  contact  immédiat  avec  les  instruments,  parce  que 
leur  marche  éprouverait  des  perturbations , surtout  sous  l’influence 
des  étincelles  qui  jaillissent  au  momeut  de  l’établissement  ou  de 
la  rupture  du  circuit;  en  outre,  ces  étincelles,  tombant  sur  des 
surfaces  métalliques,  y produisent  des  phénomènes  d’oxydation. 
