DESTINÉ  AUX  OBSERVATOIRES  SOLITAIRES. 
237 
qui  sont  une  cause  de  détérioration  rapide  pour  les  instruments. 
Pour  cette  raison , remploi  de  baromètres  et  de  thermomètres  à 
mercure  munis  de  fils  de  platine  scellés  dans  le  verre,  comme 
ceux  des  appareils  de  Wheatstone  et  autres , me  paraît  devoir  être 
proscrit  absolument. 
Nous  n’avons  pas  à porter  ici  un  jugement  sur  les  instruments 
météorologiques  eux-mêmes , et  à décider  si  le  baromètre  à siphon 
ou  le  baromètre  à cuvette  doivent  obtenir  la  préférence  sur  le 
baromètre  à balance,  adopté  dans  le  météorographe  du  P.  Secchi, 
ou  sur  les  deux  espèces  de  baromètres  anéroïdes.  La  manière  dont 
les  indications  sont  transmises,  dans  le  système  que  je  propose, 
permet  l’emploi  de  tous  ces  instruments,  parce  que  chez  tous, 
même  chez  le  baromètre  à siphon,  le  mouvement  peut  être  com- 
muniqué à un  levier;  il  n’y  a,  pour  cela , qu’à  adapter  un  flotteur , 
à l’instrument  comme  on  le  fait  dans  le  baromètre  à cadran. 
En  ce'  qui  concerne  la  température , on  peut  se  -servir  de  tous 
les  instruments  qui , reposant  sur  la  dilatation  de  corps  solides,  don- 
nent le  moyen  de  faire  mouvoir  un  levier;  tels  sont  le  thermo- 
mètre de  Breguet,  le  thermographe  du  P.  Secchi,  fondé  sur  la 
dilatation  linéaire  d’un  fil  de  cuivre,  le  thermomètre  métallique 
du  Dr.  Krecke , fondé  sur  la  dilatation  différente  du  zinc  et  du  verre , 
et  qui  fonctionne  déjà  depuis  de  longues  années  à l’Observatoire 
d’Utrecht.  On  peut  aussi  utiliser  le  thermomètre  à air,  le  levier 
étant  alors  mis  en  mouvement  par  un  flotteur  placé  sur  le  mer- 
cure du  manomètre.  Seul,  le  thermomètre  ordinaire  à mercure 
reste  ici  sans  emploi  i). 
Pour  la  détermination  de  l’état  hygrométrique  de  l’air,  on  ne 
peut  s’adresser  qu’aux  instruments  qui  reposent  sur  l’allongement 
ou  le  raccourcissement  de  certaines  substances  animales  et  sur  la 
transmission  de  ces  mouvements  à une  aiguille;  tels  sont  l’hy^ 
O A ce  qu’on  m’a  dit,  à l’observatoire  de  Bruxelles  fonctionne  un  thermomètre 
à mercure , dont  le  tube  horizontal  repose  sur  un  couteau  de  balance , de  manière 
que  la  colonne  de  mercure,  en  s’allongeant  fait  incliner  de  plus  en  plus  l’ex- 
trémité du  tube;  l’indication  de  cet  instrument  peut  donc  être  enregistrée  comme 
celle  d’un  appareil  à cadran. 
