238  E.  H.  VON  BAUMIIAUER.  SUR  UN  MÉTÉOROGRAPH E UNIVERSEL 
gromètre  à cheveu  et  Thygroraètre  à boyau.  Le  psychromètre 
d’August  et  rhygromètre  de  Daniell  ne  trouvent  ici  pas  d’appli- 
cation. Quant  à mon  aréomètre  hygrométrique  ^ que  je  persiste  à 
regarder  comme  Tinstrument  le  plus  convenable  et  le  seul  exact 
pour  la  détermination  de  l’état  hygrométrique  de  l’air,  nous  y 
reviendrons  plus  loin.  Il  sera  alors  question  aussi  de  l’enregistre- 
ment de  la  direction  du  vent  au  moyen  de  la  girouette , de  celui 
de  la  vitesse  du  vent  au  moyen  du  moulinet  de  Robinson , avec  ses 
quatre  cuillers  hémisphériques , et  enfin  de  l’enregistrement  de  la 
quantité  de  pluie,  mesurée  suivant  une  méthode  que  j’ai  indiquée 
il  y a une  vingtaine  d’années  pour  l’évaluation  du  débit  des 
conduites  d’eau.  Toutes  ces  déterminations  peuvent  s’inscrire 
simultanément,  à l’aide  de  la  disposition  que  je  ferai  connaître. 
I. 
Observatoires  solitaires  sans  transmission. 
Le.  peu  d’intérêt  que  présentent  au  météorologiste  des  observations 
dont  il  n’apprend  les  résultats  qu’au  bout  d’un  certain  temps , èst 
sans  doute  la  cause  pour  laquelle  on  n’a  pas  établi  déjà  depuis 
longtemps  des  observatoires  solitaires  du  genre  de  ceux  que  j’ai 
ici  en  vue.  Leur  installation , en  effet , n’offrirait  aucune  difficulté, 
et  ils  auraient  l’avantage  qu’on  en  pourrait  desservir  plusieurs  avec 
un  faible  personnel , • du  moins  s’ils  n’étaient  pas  trop  éloignés 
les  uns  des  autres.  A chacun  d’eux  il  ne  faudrait  qu’une  visite  tous 
les  10  ou  15  jours,  pour  remonter  l’horloge,  renouveler  la  feuille 
où  s’inscrivent  les  observations  et  inspecter  les  instruments.  Ces 
observatoires  pourraient  être  placés  partout , de  préférence  loin  des 
habitations;  les  frais  de  premier  établissement  seraient  peu  con- 
sidérables, et  les  seules  précautions  à prendre  auraient  pour  objet 
de  mettre  les  instruments  à l’abri  de  la  pluie  et  du  vent  et  hors 
de  l’atteinte  des  malfaiteurs.  Les  observations,  inscrites  automa- 
tiquement, d’une  façon  réglée  et  continue,  offriraient  au  météo- 
rologiste des  garanties  d’exactitude  que  ne  possèdent  pas  au  même 
degré  les  observations  recueillies  de  main  d’homme , auxquelles  on 
peut  toujours  objecter  le  humanum  est  errare. 
