240  E.  H.  VON  BAUMIIAUER.  SUR  UN  MÉTÉOROGRAPHE  UNIVERSEL 
Ton  a en  outre  gravé  sur  la  plaque,  à l’aide  d’un  diamant,  les 
divisions  en  degrés  ou  eu  millimètres,  ainsi  que  les  marques  rela- 
tives au  temps , on  pourra  obtenir  très  simplement , sur  le  papier 
sensible,  toutes  les  indications  nécessaires.  La  première  exposition 
à la  lumière  a donné,  comme  nous  venons  de  le  dire,  la  repro- 
duction en  noir  des  courbes  tracées  par  les  barbes  de  plume; 
laissant  alors  le  papier  sensible  solidement  fixé  sous  la  plaque  de 
de  verre,  on  essuie  celle-ci  avec  un  linge,  de  manière  à enlever 
tout  le  noir  de  fumée,  sauf  celui  qui  s’est  logé  dans  les  traits 
creusés  par  le  diamant.  Si,  dans  cet  état , la  plaque  est  de  nouveau 
soumise  pendant  quelques  instants  à l’action  de  la  lumière,  la 
surface  entière  du  papier  prendra  une  teinte  grise,  sur  laquelle 
se  détacheront  en  noir  les  courbes  obtenues  antérieurement , et  en 
blanc  les  traits  dus  au  diamant.  Après  un  traitement  à l’hypo- 
sulfite  de  soude  et  un  lavage  à l’eau,  on  aura  donc,  de  cette 
manière,  un  schéma  durable  des  observations  ; celui-ci  pourra  être 
multiplié  par  la  lumière,  si,  au  lieu  de  papier  sensible , on  prend 
une  couche  de  collodion,  employée  ensuite  comme  négatif. 
Nous  verrons  tantôt  que  les  indications  de  la  direction  et  de  la 
vitesse  du  vent  et  celles  du  pluviomètre  se  laissent  représenter , avec 
une  extrême  simplicité,  par  des  lignes  droites,  de  sorte  que  leur 
transport  sur  la  plaque  de  verre  noircie,  au  moyen  d’une  barbe 
de  plume,  s’effectue  de  la  même  manière  que  ci-dessus. 
Ainsi  donc,  aucune  difficulté  tant  qu’il  ne  s’agit  que  d’un  ob- 
servatoire météorologique  solitaire  pouvant  être  visité , par  exemple , 
deux  fois  par  mois , et  où  une  horloge  ordinaire , marchant  pen- 
dant 15  jours  sans  être  remontée,  enregistre  les  observations, 
qui  n’ont  besoin  de  passer  sous  les  yeux  du  météorologiste  qu’à 
l’expiration  de  ce  terme.  La  difficulté  commence  seulement  lorsque 
le  météorologiste,  de  son  poste  à l’observatoire  principal,  veut 
connaître  à chaque  instant,  l’état  des  instruments  à l’observatoire 
solitaire  plus  ou  moins  éloigné,  pour  comparer  entre  eux  les 
phénomènes  observés  aux  deux  stations. 
