DESTINÉ  AUX  OBSERVATOIRES  SOLITAIRES. 
243 
positif,  OD  obtiendra  sur  le  papier  préparé , à chaque  révolution , 
deux  indications  différentes,  sur  la  signification  desquelles  il  ne 
pourra  subsister  de  doute,  attendu  que  les  places  où  elles  s’ins- 
crivent rendent  toute  confusion  impossible. 
Telle  a été  ma  première  idée,  et,  en  dépit  des  modifications 
que  j’y  ai  successivement  apportées,  elle  est  restée  le  fondement 
du  mécanisme  que  je  vais  maintenant  décrire  et  qui  me  semble 
résoudre,  d’une  manière  très  simple,  le  problème  de  la  con- 
struction d’un  météorographe  universel  pour  observatoires  solitaires. 
Dans  cette  description,  ainsi  que  dans  le  dessin  destiné  à en 
faciliter  l’intelligence,  je  négligerai  entièrement  les  instruments 
météorologiques  eux-mêmes,  parce  que,  comme  je  l’ai  déjà  fait 
remarquer  plus  haut , on  peut  employer  tous  les  instruments  dont 
les  mouvements  sont  susceptibles  d’être  transmis  à un  levier.  La 
figure  ne  montrera  donc  rien  que  ces  leviers,  terminés  par  des 
arcs  dentés  qui  engrènent  avec  les  roues  dentées  auxquelles  sont 
fixées  les  aiguilles. 
Chez  tous  ces  instruments , d’ailleurs , la  transmission  du  mou- 
vement au  levier  devra  être  calculée  de  manière  que  les  aiguilles, 
dans  leurs  plus  grand  écarts , ne  décrivent  qu’un  arc  déterminé , 
dont  le  nombre  de  degrés  dépendra  du  nombre  d’instruments  qu’on 
veut  combiner  dans  le  météorographe.  Dans  l’exemple  que  j’ai 
choisi,  les  aiguilles  ne  doivent  se  déplacer  que  de  90^^,  pour 
qu’elles  ne  viennent  jamais  en  contact  l’une  avec  l’autre , et  pour 
que  les  indications  d’un  des  instruments  ne  s’inscrivent  jamais  sur 
la  zone  du  cylindre  destinée  aux  indications  d’un  autre.  Le  système 
adopté  par  moi  repose , en  effet , sur  l’observation  successive  des 
divers  instruments. 
Pour  ce  qui  regarde  le  vent  et  la  pluie,  ils  demandent  une 
disposition  différente.  La  détermination  de  la  direction  du  vent 
exige  une  révolution  entière , et  il  en  est  de  même  de  la  mesure 
de  sa  vitesse  au  moyen  du  moulinet  de  Robinson.  Ainsi  qu’il  a 
déjà  été  fait  pour  d’autres  météorographes , j’ai  admis  que  dans 
le  moulinet  de  Robinson , pourvu  d’une  vis  sans  fin  et  du  nombre 
nécessaire  de  rouages  de  transmission , la  roue  destinée  à l’enre- 
16* 
