244  E.  e*  VON  BAUMHAÜER. SUR  UN  MÉTÉOROGR APUE  UNIVERSEL 
gistrement  n’exécute  qu’une  seule  révolution  dans  le  temps  que 
le  courant  d’air  met  à parcourir  l’espace  de  20  kilomètres , temps 
qui  n’est  qu’ assez  rarement  inférieur  à une  heure. 
Quant  au  pluviomètre,  je  propose  une  disposition  que  j’ai  déjà 
recommandée , il  y a une  vingtaine  d’années , pour  la  mesure  des 
liquides  en  général , et  pour  celle  des  matières  solides  granuleuses 
ou  pulvérulentes,  disposition  que  la  figure  I fera  aisément  com- 
prendre sans  explication  détaillée. 
Soit  A un  réservoir  de  section  connue,  servant  à recueillir  la 
pluie , dont  la  quantité  doit  être  mesurée  par  l’hydromètre.  L’eau 
tombe  par  le  tube  a , — terminé  inférieurement  en  tuyau  d’arrosoir 
représenté  en  M,  afin  que  la  chute  de  l’eau  ne  produise  pas  de 
choc , — dans  l’auget  6 , 6 , 6 , 6 , qui  a la  forme  d’un  secteur  de  cylin- 
dre et  qui  peut  basculer  autour  de  l’axe  d.  Comme  le  montre  la  figure, 
il  y a deux  augets  égaux  accouplés,  dont  l’un  se  trouve  toujours 
sous  l’arrosoir,  tandis  que  l’autre  se  décharge  de  l’eau  qu’il  vient 
de  recueillir.  La  section  transversale  des  augets  est  un  triangle 
scalène,  de  sorte  que  le  plan  vertical  passant  par  l’axe  partage 
l’auget  en  deux  parties  de  capacité  inégale;  l’excès  du  poids  de 
l’eau  dans  la  partie  extérieure  fait  basculer  l’auget , et  pour  qu’on 
puisse  régler  avec  précision  la  quantité  d’eau  qui  déterminera  ce 
mouvement  de  bascule  (par  ex.  un  litre  ou  une  fraction  de  litre) , 
les  augets  tombent  avec  leurs  lèvres  m m sur  les  coussins  en 
caoutchouc  o o , dont  la  position  est  réglée  par  les  vis  R R. 
La  figure  montre  comment  le  mouvement  est  ensuite  transmis 
jusqu’à  une  dernière  roue,  dont  chaque  révolution  répond  à une 
quantité  d’eau  écoulée  égale  à 100  litres  (ou  divisions  déterminées 
du  litre). 
Nous  avons  donc  ici  trois  appareils  dont  la  marche  se  traduit , 
en  dernière  analyse,  par  un  mouvement  de  rotation,  qui,  pour 
la  facilité  de  l’enregistrement,  doit  être  transformé  en  un  mou- 
vement rectiligne.  Le  moyen  le  plus  simple  d’opérer  cétte  trans- 
formation me  paraît  être  celui  que  je  vais  décrire.  Il  ne  faut 
toutefois  pas  perdre  de  vue , à cette  occasion , que  la  construction 
de  mon  méréorographe  repose  sur  l’hypothèse  que  les  indications 
