DESTINÉ  AUX  OBSERVATOIRES  SOLITAIRES. 
249 
? 
avec  Taiguille  des  minutes,  le  courant  passera  aussi  longtemps 
que  la  languette  d’or  restera  en  contact  avec  le  limbe;  à la  ren- 
contre de  la  languette  avec  l’aiguille  d’un  des  instruments,  le 
courant  sera  momentanément  interrompu  par  l’interposition  de  la 
petite  tige  d’ébonite,  mais  il  se  rétablira  dès  que  la  languette 
aura  franchi  cet  obstacle. 
Lorsque  l’aiguille  des  minutes  aura  parcouru  le  limbe  entier, 
c’est-à-dire  , après  une  heure  de  temps , le  courant  aura  donc  subi , 
dans  l’exemple  que  nous  avons  choisi,  six  interruptions  momen- 
tanées. Ces  interruptions  peuvent  maintenant  être  utilisées  à l’ob- 
servatoire central,  qui  communique  par  un  fil  télégraphique  avec 
l’observatoire  solitaire , pour  inscrire  les  indications  des  instruments 
sur  un  cylindre  recouvert  d’une  feuille  de  papier , auquel  une  hor- 
loge fait  faire  un  tour  sur  son  axe  dans  l’espace  d’une  heure,  et 
dont  le  mouvement  de  rotation  est  par  conséquent  isochrone  avec 
celui  de  l’aiguille  des  minutes  de  l’observatoire  solitaire. 
Cet  isochronisme  des  deux  mouvements  est  la  condition  dont 
dépend  l’exactitude  de  mon  météorographe  ; pour  pouvoir  juger  si 
elle  est  remplie,  .on  fixe  sur  le  limbe  divisé,  en  quelques  points 
déterminés  e,  e,  e,  e,c,  c,  de  petites  plaques  d’ébonite;  nous 
verrons  plus  loin  comment  ces  plaques  donnent  les  informations 
voulues  sur  la  marche  de  l’horloge  de  l’observatoire  solitaire. 
Le  cylindre  enregistreur  de  la  station  centrale , fig.  IV , tourne , 
comme  il  a été  dit , autour  de  son  axe  ; mais  cet  axe  est  taillé  en 
vis  et  se  meut  dans  un  écrou  /?,  de  sorte  qu’à  chaque  révolution 
le  cylindre  descend  d’une  petite  quantité,  par  exemple  de  un 
millimètre. 
A côté  du  cylindre  se  trouve  une  bobine  A , dont  l’aimant  tem- 
poraire agit  sur  un  morceau  de  fer  doux  b b , mobile  autour  de 
l’axe  d et  muni  d’un  style  (crayon , pointe  en  acier  ou  en  diamant) 
qu’un  ressort  m tend  à appuyer  contre  le  cylindre.  Tant  que 
le  circuit  est  fermé , le  style  est  retenu  à distance  du  cylindre  ; 
mais  à chaque  interruption  du  courant  dans  l’observatoire  solitaire, 
le  style  vient  presser  sur  la  surface  du  cylindre  et  y marquer  un  point 
ou  un  trait;  l’instant  d’après,  quand  le  courant  est  rétabli , le  style 
