250  E.  H.  VON  BAUMHAUER.  SUR  UN  MÉTÉOROGRAPHE  UNIVERSEL 
se  détache  de  nouveau  sous  Faction 
de  Taimant^). 
Un  coup  d’œil  sur  la  figure  IV, 
suffira  pour  la  parfaite  intelligence 
de  ce  système.  Les  lignes  droites 
O,  O , O J O,  fournissent  le  contrôle 
de  la  marche  isochrone  des  deux 
horloges,  et  sont  obtenus  en  joig- 
nant une  suite  de  points  ou  de 
traits,  produits  par  les  interrup- 
tions du  courant  sur  les  petites  pla- 
ques d’ébonite  incrustées  dans  le 
limbe  divisé  de  l’appareil  établi  à 
l’observatoire  solitaire.  Si  l’horloge 
de  cette  station  a une  marche  plus 
rapide  ou  plus  lente  que  l’horloge  de 
la  station  principale,  ces  lignes  ne 
* ) Au  moment  où  mon  travail  allait  être 
imprimé,  j’ai  reçu  une  brochure  de  M. 
F.  van  Rysselberghe , professeur  àTUcole 
navale  d’Ostende:  Notice  sur  un  sys- 
tème météoro graphique  'universel  (extrait 
des  Bulletins  de  V Académie  royale  de 
Belgique,  2e  Série,  t.  XXXVI,  nos  9 
Eig.  IV.  et  10 , 1873.)  Le  météorographe  décrit 
dans  ce  travail,  et  dont,  sous  beaucoup  de  rapports , les  combinaisons  me  semblent 
pratiques,  repose  sur  de  tout  autres  principes  que  le  mien;  le  courant  y passe, 
comme  dans  le  météorographe  de  M.  Wheatstone,  par  les  instruments  mêmes, 
disposition  que  je  regarde  comme  une  source  d’erreurs  , et  que  j’ai  par  conséquent 
entièrement  évitée  dans  mon  appareil.  Quant  à la  manière  de  faire  opérer  l’en- 
registrement , non  par  un  crayon  sur  une  feuille  de  papier , mais  par  une  aiguille 
d’acier  (mieux  encore  par  une  pointe  en  diamant)  sur  une  feuille  de  cuivre  cou- 
verte de  vernis  de  graveur,  je  la  trouve  très  ingénieuse,  parce  que  la  feuille  de 
cuivre , après  avoir  été  passée  à l’eau-forte , peut  servir  à tirer  un  nombre  indéfini 
d’épreuves,  propres  à être  communiquées  aux  autres  observatoires. 
