IJESTINÉ  AUX  OBSERVATOIRES  SOLITAIRES. 
253 
Dans  quelques  essais  préliminaires , ayant  pour  but  de  contrôler 
jusqu’à  un  certain  point  la  valeur  du  principe  adopté,  j’ai  ren- 
contré une  difficulté  qui  m’a  obligé  à faire  une  petite  addition  à 
mon  appareil. 
L’aiguille  du  baromètre  anéroïde  ne  peut  vaincre  qu’un  frotte- 
ment très  faible,  et  un  attouchement  même  léger  suffit  pour  la 
déranger  de  sa  position  d’équi- 
libre. Il  en  est  de  même  de  l’hy- 
gromètre à cheveu;  quant  au 
thermomètre  métallique,  il  est 
beaucoup  moins  sensible  sous  ce 
rapport,  surtout  celui  - du  Dr. 
Krecke,  qui  depuis  longtemps 
fonctionne  avec  un  plein  succès 
à • l’observatoire  d’Utrecbt  et  y 
enregistre  automatiquement  les 
observations , au  moyen  d’un 
crayon,  sur  un  papier  mu  par 
un  mécanisme  d’horlogerie  *). 
*)  Comme,  à ma  connaissance,  le 
thermomètre  métallique  de  M.  Krecke 
n’a  pas  encore  été  décrit,  et  que,  tant 
par  sa  simplicité  et  son  exactitude  que 
par  la  facilité  avec  laquelle  il  se  prête 
à l’enregistrement  automatique,  il  mérite 
de  trouver  une  application  plus  générale 
dans  les  observatoires  météorologiques , 
je  crois  devoir  communiquer  ici  le  prin- 
cipe de  sa  construction. 
Deux  tubes  de  verre  o o (fig.  V),  longs 
d’environ  1 % mètres  et  larges  d’environ 
3 centimètres,  relient  deux  abouts  en 
fer  A et  B , dont  l’inférieur  B est  solide- 
ment fixé  à un  mur,  tandis  que  le 
supérieur  A y est  également  attaché,  mais 
de  manière  à permettre  un  léger  dépla- 
cement. A la  pièce  A est  fixée  une  lame 
Fig.  V. 
Fig.  VI. 
