254  E.  H.  V0\  B4UM«\UER.  SUR  UN  MÉTÉOROG  R APHE  UNIVERSEL 
Ainsi  que  je  Tai  dit  plus  haut,  les  aiguilles  de  ces  instruments 
ne  doivent  pas  glisser  sur  la  surface  même  du  limbe  divisé , mais 
se  mouvoir  librement  à une  petite  distance.  Comme,  d’un  autre 
côté,  la  languette  de  l’aiguille  des  minutes,  — si  l’on  veut  qu’elle 
conserve  un  contact  parfait  avec  le  bord  métalliij^ue , pendant  plu- 
sieurs mois , sans  nettoyage  des  surfaces , — ne  doit  pas  être 
trop  faible;  elle  pourrait  facilement,  en  glissant  sur  l’extrémité 
des  aiguilles  du  baromètre  anéroïde  et  de  l’hygromètre , les  entraîner 
plus  ou  moins  loin,  d’où  résulterait  une  indication  fausse  de  ces 
instruments.  Pour  parer  à cette  cause  de  trouble,  le  même  mécanisme, 
qui  produit  l’échappement  de  l’aiguille  des -minutes , abaissera  douce- 
ment un  anneau  finement  cannelé  s s s,  fig.  III  et  fig.  IIIô.  qui  pressera 
sur  le  limbe  divisé  les  aiguiles  des  instruments  et  les  y maintiendra  im- 
mobiles  pendant  la  courte  durée  de  la  révolution  de  l’aiguille , de  ma- 
nière que  la  languette  d’or  pourra  glisser  sur  leurs  bouts  en  ébonite 
sans  risquer  de  les  déplacer.  En  même  temps  que  l’aiguille  des 
de  zinc  CC , et  à la  pièce  B pareillement  une  lame  de  zinc  DD'';  sur  le 
reste  de  leur  étendue  ces  deux  lames  sont  entièrement  libres,  mais,  pour  les 
empêcher  de  fléchir,  elles  sont  pourvues  près  de  leur  extrémité  libre  d’une 
couple  d’anneaux , qui  glissent , sans  frottement  sensible , sur  les  tubes  de 
verre  oo.  Pour  que  les  lames  de  zinc  prennent  rapidement  la  température  de 
l’air,  il  ne  faut  point  qu’elles  soient  trop  épaisses,  et  pourtant  elles  doivent 
présenter  une  rigidité  suffisante.  Ce  dernier  but* est  atteint  par  la  forme  donnée  aux 
lames,  qui  sont  pliées  en  gouttière  sur  toute  leur  longueur , comme  le  montre  la  fig. 
VI.  A l’extrémité  libre  de  la  lame  DD^  est  adapté  un  support  en  acier/?,  sur  lequel 
repose  le  levier  en  laiton  R M , à peu  près  comme  dans  une  balance;  les  bras  D^M  et 
D^R  de  ce  levier  sont  très  inégaux.  En  R le  levier  porte  un  contre-poids  mobile , dont 
la  distance  à D'  est  réglée  de  façon  que  le  bras  D'M  n’ait  qu’im  léger  excès  de 
pesanteur.  En  outre,  le  levier  est  traversé  en  s par  une  vis,  dont  la  pointe, 
dirigée  vers  le  haut,  appuie  contre  l’extrémité  inférieure  et  libre  de  la  lame  de 
zinc  CC';  à l’aide  de  cette  vis,  la  position  du  levier  peut  être  changée,  de 
)nanière  à placer  plus  haut  ou  plus  bas  le  crayon  dont  il  est  muni  à son  ex- 
trémité M. 
Le  fonctionnement  de  cet  appareil  est  facile  à comprendre.  Lorsque  la  tempé- 
rature monte,  les  lames  de  zinc  se  dilatent  d’une  quantité  qui  est  à peu  près 
égale  à 4 fois  la  dilatation  du  verre,  le  point  d’appui  D'  s’élève,  tandis  que  le 
point  .d’appui  C'  s’abaisse;  le  levier  tourne  donc  plus  ou  moins,  autour  d’un 
point  situé  entre  C"  et  D',  et  le  crayon  M est  entraîné  vers  le  haut.  Lorsque 
la  température  est  décroissante,  l’effet  contraire  se  produit. 
