DESTINÉ  AUX  OBSERVATOIRES  SOLITAIRES. 
255 
minutes  est  arrêtée , Tanneau  sera  relevé  et  les  aiguilles  des  instru- 
ments recouvreront  la  liberté  de  leurs  mouvements. 
L’immobilisation  des  aiguilles  des  instruments,  pendant  une 
couple  de  minutes,  n’a  absolument  aucun  inconvénient,  attendu 
qu’en  une  durée  si  courte  les  instruments  ne  peuvent  éprouver  que 
des  variations  insensibles. 
Pour  les  aiguilles  qui  marquent  la  direction  du  vent , la  vitesse 
du  vent  et  la  quantité  de  pluie,  une  pareille  disposition  serait  sans 
objet , attendu  que  la  force  motrice  est  ici  très  grande  et  que  les 
tiges  d’ébonite,  ainsi  que  nous  l’avons  fait  remarquer,  peuvent 
frotter  sur  le  limbe. 
Le  problème  qui  consiste  à enregistrer  les  indications  d’instruments 
météorologiques  placés  à une  grande  distance  de  l’observateur  (ou 
à une  hauteur  considérable)  trouve  donc  dans  mon  appareil,  si 
je  ne  me  trompe , une  solution  très  complète.  Pour  ce  qui  regarde , 
toutefois , l’état  hygrométrique  de  l’air , je  crois  encore  aujourd’hui , 
comme  il  y a vingt  ans,  que  le  psychromètre  d’August,  l’hygro- 
mètre à cheveu  ou  à boyau  et  l’hygromètre  à point  de  rosée  de 
Daniell  peuvent  bien  fournir  à ce  sujet  des  indications  plus  ou 
moins  approchées,  mais  qu’une  détermination  en  poids  de  la  quantité 
d’eau  contenue  dans  un  volume  connu  d’air  est  le  seul  moyen 
d’obtenir  des  données  exactes.  Mon  aréomètre  hygrométrique, 
ainsi  que  je  l’ai  montré  ailleurs  *),  exécute  cette  détermination 
d’une  manière  très  simple,  et  en  permet  aussi  l’enregistrement 
autographique.  Rien  ne  s’oppose  à ce  que,  au  moyen  d’un  aspi- 
rateur et  d’un  tube  en  caoutchouc,  on  aille  chercher  l’air  d’un 
point  très  éloigné,  pour  le  faire  passer  par  l’aréomètre  établi  dans 
la  station  principale.  Comme  l’observatoire  solitaire  doit  déjà  com- 
muniquer avec  cette  station  par  un  fil  conducteur , celui-ci  pourra 
être  placé  à l’intérieur  du  tube  de  caoutchouc,  qui  lui  servira 
ainsi  d’enveloppe  isolante  et  protectrice.  L’observation  ne  se  trou- 
verait en  défaut  que  si  l’air  du  poste  éloigné  était  saturé  de  vapeur 
d’eau,  à une  température  plus  élevée  que  celle  qui  régnerait  en 
Archiva  Néerlandaises,  T.  VI,  p.  él9 , Ann.  d&  Poggend.  T.  XCIII,  p.  343. 
