SUR  UN 
HYGROMÈTRE  A BALANCE, 
PAR 
MAURITS  SNELLEN. 
Si  Ton  compare  la  méthode  hygrométrique  chimique  avec  la 
méthode  physique,  on  doit  certainement,  quant  à Inexactitude 
des  résultats,  donner  la  préférence  à la  première.  Un  obstacle 
sérieux  s’oppose  toutefois  à son  application  dans  la  météorologie. 
Elle  nous  apprend  bien,  en  effet,  la  quantité  précise  de  vapeur 
d’eau , qu’un  certain  volume  d’air  tenait  en  dissolution , mais  elle 
ne  fait  pas  connaître  l’état  hygrométrique  de  l’air  à un  moment 
déterminé,  ce  qui  est  justement  ce  dont  le  météorologiste  a besoin. 
Par  contre,  les  divers  psychromètres  ont  le  défaut,  ou  bien  de 
fournir  des  indications  méritant  peu  de  confiance,  ou  bien  d’être 
d’une  observation  trop  embarrassante.  Ce  sont  sans  doute  des 
considérations  analogues  qui  ont  conduit  M.  von  Baumhauer 
à imaginer  son  hygromètre  aréométrique  *).  Cet  ingénieux  instru- 
ment consiste  essentiellement  en  un  aréomètre,  dont  le  flotteur 
est  rempli  de  fragments  de  pierre  ponce,  qui  ont  été  imbibés 
d’acide  sulfurique  concentré.  L’appareil  est  en  outre  disposé  de 
façon  qu’au  moyen  d’un  aspirateur  on  peut  y faire  passer  de 
l’air;  celui-ci  cédera  son  eau  à l’acide  sulfurique,  ce  qui  fera 
enfoncer  l’aréomètre.  Si  maintenant  on  connaît  la  quantité  d’air 
qui  a traversé  l’instrument,  il  sera  très  facile  de  déterminer, 
Archives  Néerlandaises  y t.  VI,  1871. 
