478  MAURITS  SNELLEN.  SUR  UN  HYGROMETRE  A BALANCE. 
d’heure  en  heure  par  exemple,  la  proportion  de  vapeur  d’eau, 
en  notant  le  poids  qu’il  faut  enlever  du  plateau  de  l’aréomètre 
pour  qu’il  reprenne  sa  position  primitive  d’équilibre.  Au  moyen 
d’une  disposition  très  simple,  l’appareil  peut  d’ailleurs  aussi  être 
chargé  d’enregistrer  lui-même  ses  indications. 
Un  avantage  spécial  de  cet  instrument  est  encore  que  le  lieu 
où  l’on  observe  peut  être  très  différent  de  celui  dont  on  veut 
déterminer  l’état  hygrométrique  de  l’air.  Ce  dernier  lieu , en  effet, 
peut  être  mis  en  communication  avec  l’appareil  par  un  tube  de 
caoutchouc  ou  de  plomb.  De  cette  manière,  en  ayant  recours 
à un  ballon  captif,  on  serait  même  en  état  d’étudier  les  varia- 
tions hygrométriques  de  couches  atmosphériques  assez  élevées. 
Ayant  eu,  il  y a quelques  mois,  l’occasion  d’observer  un  hy- 
gromètre de  M.  von  Baumhauer , je  remarquai  que , même  en  ne 
faisant  pas  fonctionner  l’aspirateur,  la  position  de  l’instrument 
est  loin  de  demeurer  constante.  Cette  irrégularité  ne  peut  être 
attribuée  qu’à  des  variations  de  température;  celles-ci,  en  effet, 
amèneront  des  changements  dans  la  densité  de  l’huile  sur  laquelle 
flotte  l’appareil,  et  l’aréomètre  prendra  par  conséquent  une  nou- 
velle position  d’équilibre.  On  comprend  que , à raison  de  la  gran- 
deur et  de  l’irrégularité  de  la  dilatation  de  l’huile,  l’erreur  qui 
en  résulte  dans  les  indications  de  l’instrument  doit  être  assez 
considérable  et  ne  sera  pas  facile  à éliminer  par  une  correction 
de  température.  Pour  éviter  ces  imperfections , ainsi  que  quelques 
autres  défauts  accessoires , tels  que  la  grande  fragilité  de  l’appa- 
reil et  la  difficulté  de  le  réparer,  j’ai  eu  l’idée  de  déterminer 
l’augmentation  de  poids  non  par  un  aréomètre,  mais  au  moyen 
d’une  balance.  Le  petit ' instrument  que  j’ai  fait  construire  à cet 
effet  a la  disposition  suivante. 
Les  deux  extrémités  ouvertes  d’un  tube  en  U sont  en  commu- 
nication , au  moyen  de  bouchons  percés , avec  de  petits  tubes  de 
verre  deux  fois  recourbés,  dont  les  branches  descendantes  sont 
élargies  à leur  extrémité , sous  forme  de  petites  cloches  ouvertes. 
Le  tube  en  U étant  rempli  soit  de  pierre  ponce  humectée  d’acide 
sulfurique  concentré,  soit  de  fragments  de  chlorure  de  calcium. 
