MAURITS  SNELLEN.  SUR  UN  HYGROMETRE  A BALANCE.  479 
le  système  des  tubes  est  suspendu  à Tun  des  bras  d’une  balance , 
de  telle  sorte  que  les  petites  cloches  plongent  d’environ  2 cm. 
dans  des  godets  contenant  de  l’huile  et  fixés  à un  support  par- 
ticulier ; au  moyen  de  tubes  débouchant  sous  les  cloches , on  pourra 
alors  faire  passer  de  l’air  sur  l’acide  sulfurique  ou  le  chlorure  de 
calcium , et  déduire  de  l’augmentation  de  poids  la  proportion  d’eau 
contenue  dans  l’air,  sans  qu’il  soit  besoin,  comme  dans  la 
méthode  chimique  ordinaire,  de  détacher  le  tube  exsiccateur. 
Les  indications  de  cet  instrument  seront  presque  indépendantes 
des  variations  de  température,  parce  que  la  partie  qui  plonge 
dans  l’huile  est  peu  de  chose  en  comparaison  du  volume  total. 
Un  autre  avantage  consiste  en  ce  que  le  renouvellement  de  l’acide 
sulfurique , qui  pour  l’hygromètre  aréométrique  est  une  manipulation 
assez  longue  et  délicate,  n’ofire  ici  aucune  difficulté;  il  suffit  dé 
détacher  le  tube  en  U , d’en  faire  écouler  le  liquide  employé 
et  d’y  verser  de  l’acide  concentré  frais,  opération  qu’il  est  bon 
de  répéter  une  couple  de  fois,  pour  être  sûr  que  tout  l’acide 
dilué  est  évacué.  Au  lieu  d’acide  sulfurique,  on  peut  d’ailleurs 
aussi  se  servir  de  chlorure  de  calcium.  Enfin,  on  voit  aisément 
que  l’appareil  est  très  facile  à construire  ou,  en  cas  d’accident, 
à réparer. 
Le  changement  proposé  à l’hygromètre  aréométrique  écarterait 
donc  l’objection  qu’on  pouvait  encore  faire  à l’introduction  de  la 
méthode  chimique  dans  l’hygrométrie  météorologique.  Quelques 
observations  préliminaires  me  donnent  lieu  de  croire  que  l’instru- 
ment ne  trompera  pas  mon  attente  ; toutefois , une  expérience  plus 
prolongée  est  nécessaire  pour  décider  s’il  satisfait,  sous  tous  les 
rapports,  aux  exigences  de  l’observation  journalière. 
Utrecht,  Octobre  1874. 
REMARQUES. 
Je  ne  puis  qu’applaudir  aux  efforts  de  M.  le  Dr.  M.  Snellen  pour  faire  entrer 
dans  la  pratique  l’idée,  émise  par  moi,  de  déterminer  l’état  hygrométrique  de 
l’air , dans  les  observatoires  météorologiques , non  plus  par  les  hygromètres  et 
psychrometres  ordinaires , mais  par  la  pesée  de  l’eau  contenue  dans  un  volume 
