158 J. A. C. OUDEMANS. SUR LA DÉTERMINATION DES 
Lect. vernier il + 0,3. Lect. vernier I. 
E 1ère Lect. 2de Lect. e f 
200 1^^'^ ^^'^^ ^^'^^1 92,0 39,09 
145,2 53,25 91,95) ' ' 
134,0 55,35 78,65 \ 
190 133,7 54,7 79,9 ( 78,7 39,03 
134,0 55,5 78,5 \ 
180 ^^^'^ ^^'^ ^^'^ \ 64,075 38,99 
145,3 
53,26 
92,04 1 
145,2 
53,25 
91,95 ) 
134,0 
55,35 
78,65 \ 
133,7 
54,7 
79,9 
134,0 
55,5 
78,5 ) 
121,7 
57,6 
64,1 \ 
121,5 
57,45 
64,05 \ 
108,2 
61,73 
46,47 \ 
108,0 
61,45 
46,55 ) 
92,5 
68,9 
23,6 j 
89,4 
68,75 
20,65 
90,55 
68,0 
22,55 1 
84,8 
73,2 
11,6 \ 
84,8 
73,05 
11,75) 
170 ' ' ' \ 46,51 39,02 
160 89,4 68,75 20,65 22,3 38,94 
158 ' ' ' 11,675 39,01 
La moyenne des dix déterminations est: 39,03 mm. 
l'erreur probable de chaque détermination: ± 0,03 „ 
„ „ „ la moyenne arithm. : ±0,01 „ 
Comme second exemple, je citerai l'examen des quatre lentilles 
dont se composait un oculaire terrestre. Pour chaque lentille 
j'ai pris deux distances des cheveux ; pour chaque valeur de E , 
la détermination des deux positions ou l'un des cheveux coïnci- 
dait avec l'autre a été exécutée deux fois ; l'épaisseur des len- 
tilles, respectivement 1,49, 3,12, 1,73 et 2,73 millimètres , avait 
été mesurée au sphéromètre ; et , pour déterminer les distances 
des points principaux , on avait de nouveau adopté comme coeffi- 
cient de réfraction nz=z 1,53. LTne fois connue une valeur approchée 
de la distance focale, on peut naturellement, après avoir mesuré 
le rayon de courbure , procéder à une détermination exacte de n. 
