172 J. A. C. OUDEMANS. SUR LA DÉTERMINATION, ETC. 
avec celle dont M. Cornu a donné la description dans les numéros 
de septembre et d'octobre (1877) du Journal de 2^hysique. Cette 
méthode part d'une autre formule fondamentale, mais exige un 
appareil semblable à celui que j'ai décrit plus haut, sauf que 
M. Cornu emploie un microscope au lieu d'un oculaire de 
Ramsden. Il pointe exactement 1° sur l'image d'un objet éloigné , 
2° sur la face postérieure du système de lentilles (au moyen 
d'un grain de poussière ou d'une petite tache faite intention- 
nellement), 3° sur l'image d'une tache pareille faite à la face 
antérieure ; il retourne ensuite le système de lentilles , et répète 
les mêmes mises au point, en notant chaque fois la position du 
vernier. Une formule simple donne alors la distance focale équi- 
valente du système. 
Variis modis bene fit-, cet adage trouve sans doute ici son 
application. Quant à savoir dans quels cas la méthode de M. 
Cornu mérite la préférence sur celles de Bessel ou de M. Mac 
Gillavry, c'est ce qu'un examen ultérieur devra apprendre. 
Utkecht, 28 décembre 1877. 
